70 



C. Bestimmung des Niederschlags. 



Hiezu dient der Regenmesser. Derselbe besteht aus dem 

 Anffanggefäss, dem Sammelgefäss und der Maassröhre. Das Auf- 

 fanggefäss, wie dasselbe gegenwärtig in Oestrreich- Ungarn in 

 Gebrauch ist, besteht aus Zinkblech und ist genau cylindrisch. 

 Der innere Umfang beträgt 792*2 mm, der Durchmesser 252*3 mm, 

 die Höhe 90 mm. Der kegelförmige Boden hat in der Mitte ein 

 Ausflussrohr, welches in ein beliebig gestaltetes, mit dem Auffang- 

 gefäss verbundenes Sammelgefäss führt. Dieses Sammelgefäss ist 

 entweder so eingerichtet, dass dasselbe vom Auffanggefäss, während 

 der Messung des Niederschlags, enfernt werden kann, oder es hat 

 dasselbe ebenfalls einen konischen Boden, welcher mit einer mittelst 

 Hahn gesperrten Röhre zum Ablassen des Wassers versehen ist 

 Die erstere Einrichtung empfiehlt sich mehr, einmal wegen ihrer 

 Billigkeit, dann auch wegen bequemerer Messung des in Form 

 von Schnee gefallenen Niederschlags. 



Die Maassröhre ist cylindrisch und mit Rücksicht auf die 

 Grösse der Auffangfläche des Gefässes so eingetheilt, dass mit 

 derselben die Niederschlagshöhe in mm bestimmt 

 werden kann. Die Eintheilung derselben wird durch 

 nebenstehende Figur versinnlicht. Da der Durch- 

 messer der Maassröhre viel kleiner ist, als der des 

 Auffanggefässes, so muss das Wasser in ersterer viel 

 höher als 1 mm stehn, wenn sie in letzterem 1 mm 

 beträgt. Jedes Millimeter der Röhre ist noch in 10 

 Theile getheilt, so dass noch zehntel mm abgelesen 

 werden können. Reicht das Wasser bis zu Punkt a 

 oder b der Röhre, so beträgt die Niederschlagshöhe 

 beziehungsweise 0"8mm oder 4*2 mm. Ist beim Messen 

 der Theilstrich 5 mm durch das Wasser erreicht, so 

 leert man das Gefäss und beginnt die Füllung aber- 

 mals. Bei stärkeren Regengüssen wird man dieses 

 5 bis 8mal wiederholen müssen. Hätte man dieselbe 

 z. B. 6mal geleert und dann wieder bis zum Punkte 

 b gefüllt, so würde als Regenmenge anzugeben sein 

 34*2 mm. Bei der Messung muss das Gefäss selbst- 

 verständlich horizontal stehn. 



Der ganze Apparat kann durch Vermittlung des 

 naturwissenschaftlichen Vereines von der Zentral- 

 Anstalt bezogen werdeu, Diese Bezugsquelle würde 



5 



mm 











= 







4 



b— 

 mm 





— 





3-5 



3 



mm 











2-5 



2 



mm 











1-5 . 



1 



mm 





a 





0-5 





= 



