71 



sich am meisten empfehlen. Da übrigens die Kosten durch die 

 Maassröhre wesentlich erhöbt werden, so kann das Auffang- und 

 Sammelgefäss genau nach obigen Dimensionen ein Spengler ver- 

 fertigen. Die Niederschlagshöhe lässt sich dann nach 2 Methoden 

 bestimmen. Entweder durch Wägung, oder mit einer Maassröhre, 

 die man sich selbst machen kann. 



Zur Wägung kann man eine Wage benützen, wie man solche 

 heutzutage zu billigen Preisen in jeder Eisenhandlung erhält und 

 in den meisten Haushaltungen ohnehin haben muss. Hat nun, wie 

 schon gesagt worden, das Auffanggefäss genau die oben an- 

 gegebenen Dimensionen, so entspricht einem Gewicht 

 von 1 Kilogramm eine Niedeischlagshöhe von 20 Millimeter 

 „ 1 Dekagramm „ „ „ 02 „ 



„ 1 Gramm „ „ „ O02 „ 



Da es für alle Fälle ausreicht, die Höhe auf zehntel Millimeter 

 anzugeben, so ist es nur nothwendig bis auf 5 Gramm genau zu 

 wägen, 



Will man die Höhe mit einer Maassröhre bestimmen, so muss 

 man ein 3 bis 4 Centimeter weites, 20 bis ,40 Centimeter hohes, 

 genau cylindrisches Glasgefäss haben. Schüttet man in dieses 

 5 Dekagramm Regenwasser, so ist der Punkt bis zu welchem das- 

 selbe reicht mit 1 mm zu bezeichnen. Zehn Dekagramm entsprechen 

 einer Höhe von 2 mm u. s. w. Theilt man nun mit Hilfe eines 

 Cirkels den Abstand zwischen den Marken für 1 und 2 mm in 

 10 Theile, und setzt die Theilung bis zum Rande der Röhre fort, 

 so kann dieselbe als Maassröhre für das Auffanggefäss, welches 

 obige Dimensionen hat, gebraucht werden. Am bequemsten wird 

 es wohl sein die Eintheilung auf einem Papierstreifen zu machen, 

 welcher dann auf den Cylinder geklebt werden kann. 



Ist der Beobachter nicht in der Lage ein Auffang- und 

 Sammelgefäss zu kaufen, so kann auch ein cylindrischer Blechtopf 

 zu diesem Zwecke gebraucht und der jedesmalige Niederschlag 

 gewogen werden. Im Beobachtungsjournal ist der Durchmesser des 

 Topfes auf Zehntel Millimeter, das Gewicht des Niederschlags bis 

 auf Gramm genau anzugeben. Die Berechnung der Niederschlags- 

 höhe auf Grundlage obiger Angaben macht Sachverständigen keine 

 Schwierigkeit. 



Der Rand des Auffanggefässes muss genau horizontal und 

 fest stehen. 



