4 V. F. K. Studnička: Ueber eine neue Konstruktion des Praeparier-Mikroskopes. 



Objektives iiud durch Einschieben des Auszuges das Mikroskop ohne 

 weiters in ein gewöhnliches zusammengesetztes verwandelt werden 

 und so z. P). als ein Hilfsstativ im Laboratorium benützt werden. 

 Ein Unterschied von einem gewöhnlichen Mikroskope besteht 

 weitor darin, dass der eben beschriebene Tubus mit einem sehr langen, 

 mittelst Zahn und Trieb verschiebbaren Prisma (P) verbunden ist.*) 

 Der Tubus mit der beschriebenen Linsenkombination kann auf diese 

 Weise sehr weit von der oberen Fläche des Objekttisches entfernt 

 werden. Es sollte weiter dafür gesorgt werden, dass sich der Tubus 

 zusammen mit dem ihn tragenden Prisma schief stellen lässt. Bei 

 den schwachen Vergrösserungen schadet es nämlich, wenn man unter 

 ihnen praeparieren will, nichts, wenn sich die optische Achse des Appa- 

 rates etwas schief zu dem Objekttische befindet und auf der anderen 

 Seite würde diese Lage des hoch aufgeschraubten Oberteiles des 

 Mikroskopes das Arbeiten mit demselben an einem normal hohen 

 Arbeitstische viel bequemer machen. Der untere Teil des Mikroskopes 

 unterscheidet sich von dem eines grösseren gewöhnlichen Praeparier- 

 mikroskopes dadurch, dass man den Objekt-Tisch in verschiedener 

 Höhe befestigen kann. Will man beim auffallenden Lichte und einer 

 ganz schwachen Vergrösserung preparieren so bringt man den Tisch 

 in die Lage wie es unsere Abbildung zeigt. 



'•) In der Abbildung ist dieses Prisma zu lang gezeichnet. 



