Nová methoda k mérení okamžitých hodnot střídavého proudu. 5 



zeoím k měření okamžitých hodnot střídavého proudu na základe 

 polarimetrickém. 



Uvedenými methodami nejsou nikterak vyčerpána zařízení k mo- 

 mentnímu osvětlení polarimetru, jež by odpovídalo určité fázi proudu stří- 

 davého. Velmi jednoduchou byla by methoda, při níž by se pohyb dynama 

 převedl na rotační pohyb kolem osy vertikální, kolem níž by se spolu 

 otáčelo zrcádko odrážející světlo lampy do polarimetru. Lampa 

 i polarimetr stály by na obvodu horizontálního kruhu, soustředného 

 s osou převedeného pohybu dynama a stáčely by se po tomto kruhu 

 tak, aby středový jich úhel se neměnil. Na horizontálním onom kruhu 

 odečítala by se fáze střídavého proudu. Methoda tato prakticky zkou- 

 šena nebyla a to z důvodů nesnadné improvisace popsaného zařízení. 



K měření stočení roviny polarisační proudem užito Lippichova 

 zařízení polostínového, s kruhem, na němž možno bylo odečítati minuty. 

 Analysator s děleným kruhem odděleny od ostatních částí přístroje 

 stínítkem, škála osvětlována malou žárovkou, tak že při pozorování 

 nalézal se pozorovatel v úplné tmě. Poněvadž bylo nutno vložiti 

 zvláštní cívku mezi polarisator a analysator, sestaven celý přístroj 

 z příslušných částí velkého spektrometru Fuessova^) s neobyčejně 

 dokonalou optikou. Jako cívky magnetisační užito z počátku cívky 

 vinuté přímo na skleněnou trubici obsahující kapalinu. Zahřátím 

 kapaliny (teplem Jouleovýmj povstávaly však tak veliké rozdíly 

 v indexu lomu, že okraj polostínové desky ze zorného pole okuláru 

 úplně unikal. Z tohoto důvodu zhotovena cívka navinutá na mosazné 

 trubici tak upravené, že mezi sklem a touto trubicí mohla nepřetržitě 

 protékati voda stálé temperatury. Úprava tato se osvědčila dokonale, 

 měření mnoha okamžitých hodnot střídavého proudu mohlo býti pro- 

 vedeno při température stálé na 0'V a bylo možno užiti mnohem 

 intensivnějších proudů v cívce magnetisační. Vnitřní trubice skleněná, 

 plněna byla benzolem, kteiý byl z prodejného benzolu získán mrznutím. 



Stočení roviny polarisační dáno jest výrazem 

 a — CHd, 

 kde C značí Verdetovu konstantu (v našem případě pro benzol) 

 H intensitu magnetického pole a d délku vrstvy, kterou světlo 

 prochází. 



Cívka magnetisační proměřena byla při vinutí určením obvodu 

 na třech místech a stanovením počtu závitů. Výsledky tohoto měření 

 sestaveny jsou v tabulce č. 1. 



*) Model čís. I. 



