Nová methoda k měření okamžitých hodnot střídavého proudu. 7 



kde n značí počet závitů ve vrstvě a i iotensitu proudu v absolutních 

 jednotkách. Pro celou cívku jest určena intensita magnetického pole 

 součtem 



//= U X = ^ 2; w h (a + by ^r' — V(a - bf^r' { 



V případě dané cívky 2a =: 16-36 cm, 26 = 21-94 a tudíž 



26. /f=: 20050 pro absol. jeduotku intensity proudu 

 čili = 2005 pro 1 ampère. **) 



, Dle tabulek Laudoltových ^) jest specifická lotace elektromagne- 

 tická pro benzol 2-592, z toho vychází, přijmeme-li číslo 0-0131 jako 

 Verdetovu konstantu pro vodu, pro stočení roviny polarisační při 

 benzolu 



a = 002994 Hd 

 a pro užitou cívku 



a — m-Oi i 



(úhel měřen v minutách, i v ampère) 



Bylo tedy v daném uspořádání stočení polarisační roviny 

 způsobené proudem 1 ampère velice přibližué rovno jednomu stupni. 



Užitím sirouhlíku nebo těžkého skla Faradayova bylo by bývalo 

 možno učiniti methodii citlivější, při sirouhlíku však pozorovány byly 

 změny povstávající rozpouštěním se kaučuku, jehož užito bylo při tě- 

 snění planparallelních uzavírek trubice; příhodné Faradayovo sklo té 

 délky, jakou měla cívka magnetisační, nebylo pak k disposici. 



V tabulce 2. uvedeny jsou dvě řady měření okamžitých hodnot 

 intensity střídavého proudu čtyřpólového dynama, jehož napětí v prvém 

 případě regulováno bylo na 50 volt, v druhém případě na 70 volt. Měření 

 provedeno methodami na str. 2. a 3. jako methoda první a druhá uve- 

 denými. Rovnovážná poloha i odečtení stočené polarisační roviny pro- 

 vedeno pro každý fázový bod dvakráte za sebou. Rozdíly odečtených 

 úchylek nebyly větší +01' proti hodnotě střední, jež na stupně pře- 

 počítána poskytla okamžitě hodnotu intensity proudové. Mírné od- 

 chylky od normálního napětí (50, resp. 70 volt) pozorovány a dle toho 



'^) Přibližný výpočet dle vzorce 26 H=:47r?t? poskytl hodnotu 2070 pro 

 1 ampère. 



') H. Landolt & K. Bornstein, „Physikalisch-chemische Tabellen'-, Berlip 

 1894, pg. 463. 



