o nové méthode měření účinku světla na chromovanou želatinu. ^5 



vány, aby se odstranila vodivost povrchu jejich. Takto opatřená skla 

 ukázala se dostatečně dobrými isolatory, neboť vodivost jejich dosa- 

 hovala sotva O, IVo vodivosti vrstvy, hodnoty to, jež leží pod pravdě- 

 podobnou mezí pozorovacích chyb. 



Na přehnutou část staniolu byly přitisknuty staniolem obalené 

 plíšky zinkové kovovou svorkou, k níž přiletovány byly přívodní 

 dráty. Tím dosaženo bylo vzhledem k velkému odporu desky dosta- 

 tečně dobrých přívodních kontaktů. 



Pro měření vložena takto připravená deska isolovaně (viz obr. 3.) 

 do krabice uvnitř černým papírem vylepené a opatřené ve víku skle- 

 něným oknem (15X22 cm), jež mohlo býti přikryto zvláštním pří- 

 klopem se sametovým okrajem. 



Do postranních stěn krabice zasazeny byly skleněné trubice vy- 

 lité uvnitř pečetním voskem, jímž vedly dovnitř přívodní dráty a, b. 

 Deska byla do krabice vložena v tmavé komoře při žlutém světle a 



Obr. :i. 



krabice pak oběma příklopy úplně zatemněna. Osvětlování desky dalo 

 se odstraněním příklopu V. Na sklo pod ním mohly býti též polo- 

 ženy barevné filtry a tak i různobarevné osvětlení zkoušeno. Te- 

 plota byla odčítána na teploměru, jenž byl do víka krabice zapuštěn. 



4. Stanovení temperaturních koefficientů pro desku ne- 

 osvětlenou a osvětlenou. 



Stala se již zmínka o tom, že galvanický odpor citlivé chromo- 

 vané želatiny je silně závislý na température. Poněvadž prostředky, 

 jež byly po ruce, nebylo možno udržovati po celou dobu pozorování 

 desku na stálé température mezi 20° — 30 V^) bylo třeba ustanoviti 

 temperaturní koefficienty měřených odporů, aby redukcí na jednotnou 

 teplotu mohl býti vliv její vyloučen. 



•'•') Temperatury vyšší, jež by se thermostatem snadněji daly udržeti, jsou 

 nepřípustný, poněvadž bylo pozorováno, že nad 30*^ nastává změna strukiury 

 vrstvy (tvoření zrna). 



