Studie o výrobě minia. 5 



Detailní popis přístrojů zde užívaných. 



a) Pec na konstantní teplotu. 



Vytvořeua byla z bloku litinového osmihranného průřezu, váží- 

 cího 120 kg, tak že jeho kapacita tepelná byla veliká; massa kovu tak 

 silná, že při eventuelních explosích mohla jim účinně vzdorovat. Stře- 

 dem tohoto železného hranolu vyvrtány byly tři otvory, prostřední 

 byl určen za prostor reakční, oba krajní měly obsahovati jednak pyro- 

 elektrický článek ku měření teploty, jednak těleso, sloužící ku její 

 regulaci. Hranol spočíval na obou koncích na podezdívce z dobrých 

 cihel. Vrchní cihly měly u středu polokruhové výřezy, tak že plyny 

 kouřové od spodu hranolu jdoucí, mohly jimi procházeti a čela hranolu 

 tak ohřívati. Celý blok i podezdívka přikryty byly kostrou železnou, 

 na níž přišroubovány byly dvě vrstvy desk asbetových; zepředu po- 

 necháDy výřezy pro kahany, na hoření pak ploše výřez pro komín, 

 jímž docilován tah a odváděny kouřové plyny. Do kostry železné jsou 

 na hořejší části její přišroubovány dvě petlice železné, kterými možno 

 provléci lano od kladkostroje, tak že celý kryt pece dá se zvednouti. 

 Mezi krytem a pecí nachází se prostora na všech stranách as 1 cm 

 široká, tak že plyny kouřové mohou kol do kola tu obcházeti a pec 

 stejnoměrně zahřívati. Do prostoru pod pecí, mezi obě podezdívky 

 a zadní stěnu asbestovou zasahují dva silné kahany L x a L 2 (viz 

 obrazec 1.), silné železné roury průměru 6 cm. Rourám, na konec 

 zasahující do pece přidrátovány jsou sítky mosazné a přes tyto pře- 

 sunuty jsou asbestové trubice. Tím docíleno, že roury na koncích těch 

 příliš se neohřály a plameny neskákaly dolů a „nehořely uvnitř". Plyn 

 přiváděn byl ze spodu z regulovatelných špiček, jako tomu je při ka- 

 hanech firmy Zahradník konstrukce Staňkovy. Před plameny hořely 

 dva malé pojistné plaménky l v a l 2 , k nimž přiváděn plyn ze zvlášt- 

 ního potrubí; jimi zabraňováno zhasnutí hlavních kahanů při regulaci 

 plynu a uzavření přístupu plynu. Do kahanů šel regulovaný 

 plyn od H, a v případu, když nestačilo množství jeho vyhřáti blok 

 (jmenovitě v měsících zimních a při velmi vysokých teplotách), přitá- 

 pěno pod pecí plynem jdoucím ještě od P L . 



Rozměry byly následující: 



Hranol železný šířky 250 cm, délky 400 cm, hloubky stejné co 

 šířky. 



Reakční prostor, dutina v hranolu průměru 3 cm v celé délce 

 jeho. 



Kahany délky 500 cm, průměru již uvedeného. 



