g XIV. Dr. Jaroslav Milbauer: 



jindy při práci za vyšší teploty ukazoval první manometr v různých 

 hodinách : 



3,7; 2,6; 2,3; 2,8; 2,0; 3,5 a 

 na manometru ve větvi odvádějící plyn stále: 2,0—2,2. 



Z tohoto vyrovnávače tlaku jde plyn do regulato ru teploty pece. 

 Přístroj ten skládá se ze tří částí. V peci v jednom jejím otvoru na- 

 chází se těleso z tvrdého skla E připojené dlouhou skleněnou kapi- 

 lárou ku přístrojku, jež jest vlastním regulátorem teploty, na pripo : 

 jeném obrazci označen F. Roura E naplněna jest vzduchem, tento při 

 zvýšení teploty v peci tlačí na hladinu rtuti v F, která stoupá v ba- 

 rometrické rouře / 3 a spnjuje kontakt elektrický u / 4 . Druhý přívod 

 je u spodu barometrické roury f r Kohoutkem/^ může býti přerušeno 

 spojení s E, kohoutkem / 2 lze z nálevky / 6 připustiti, eventuelně vy - 

 ssáti rtuť dle potřeby. Po spojení na kontaktu u / 4 běží proud elek- 

 trický do třetí části regulátoru přístroje, který je v podstatě spojitou 

 nádobou. Jedno rameno H jest vysoký válec skleněný, zachycený 

 do skřipce h 3J dole uzavřený kaučukovou zátkou, kterou, prochází 

 trubička skleněná, rozvedená na konci \ v trojzub. Platinový tenký 

 drátek vchází trubičkou, vychází u \ dovnitř válce, ovijí se kol 

 trojzubu skleněného a přechází ku stěně Ä 4 , do ní je vtaven a při- 

 pojen ku svinutému drátu vnějšího vedení. Na dně ramene H jest 

 značná vrstva rtuti; tato je kapillarou připojena do širší trubice /, 

 druhého to ramene spojitých nádob. Trubice 1 je taktéž uzavřena 

 kaučukovou zátkou, jednou vrtanou. Jí přichází plyn širokou rourou, 

 jež na konci nese kroužek korkový í,; na hladině rtuti plave korek 

 i 2 , stejně připravený jako dříve popsaný na n 2 . Postranní širokou 

 rourou, která vtavena je kolmo do /, odvádí se plyn rourou L do 

 kahanů L x a L 2 . Jestliže spojí se proud elektrický na kontaktu f 4 

 v barometrické rouře, rozžhaví se tenký drát platinový na trojzubu 

 v H, oteplený vzduch vytlačí rtufi do druhého ramene / a korky i, 

 a i 2 přivřou plyn, tak že hoří nyní pod pecí menší plameny ; jakmile 

 opět klesne v peci teplota, přeruší se proud, plyn v H ztáhne se na 

 původní volum, rtuť přeteče zpět z I do H a zvětší se tak přístup 

 plynu. Roura u H musí být dostatečně velké kapacity, jinak přehřeje 

 se příliš a zvolna se ochlazuje, tak že kolísání rtuti ve spojitých ná- 

 dobách neodpovídá otevírání a zavírání proudu. Odporučuje se při 

 použití silného proudu, jako zde byl použit střídavý proud městský, 

 předraziti odpor a vyregulovati jím oteplování ramene H spojitých 

 nádob. 



