Drobná sdělení chemická. 



vuje nahodile do něho vniklých cizích hmot. Posunování jehly děje se 

 silným šroubem o malém stoupání; šroub ten prochází spodní stěnou 

 komůrky a spojuje zároveň kahan s podstavcem, jehož otáčením vtla- 

 čujeme a vysunujeme jehlu z otvoru, kterým plyn 

 vytéká pod plným tlakem potrubí plynového 

 do tubusu a mísí se s největším možným množ" 

 stvím vzduchu. 



Proto jest plamen takových kahanů velmi 

 horký a možno v nich spalovati i benzinový plyn, 

 na př. Kreidlův, zcela nečadivým plamenem se ze- 

 leným vnitřním kuželem, což jak známo se u oby- 

 čejných kahanů nepodaří. Proto hodí se kahan 

 s jehlovou regulací i pro venkovské laboratoře. 



Přístup vzduchu řídí se u popsaného kahanu 

 bud 1 obvyklým kroužkem s okénky nebo posouv- 

 ným, mezi dvěma spruhami drženým tubusem. 



Vedle typu obyčejného užíváme i kahanu 

 ležatého, rovněž s jehlovou regulací. Jeho výhoda spočívá v tom, že 

 při dlouho trvajícím zahřívání, na příklad spalování velkého množství 

 hmot dle Kjeldohla nestoupne teplota celého kahanu tak, že se až kau- 

 čukový troubel poškodí, jako u obyčejných, kolmých kahanů, a že 

 v případě prasknutí nádoby vyteče tekutina 

 do kahanu vniklá okénkem dolů obráceným, 

 aniž by poškodila otvor, kterým plyn vychází. 



Kahan s jehlovou regulací má chrá- 



Obr. 1. 



Obr. 2. 



Obr. 3. 



něný firma F. Zahradník v Praze a dodává jej ve třech velikostech, 

 jakož i model s kohoutkem a úsporným plaménkem. Na naší stanici 

 užíváme popsaný hořák již asi 10 let a sice i k přeměně štovanu 

 vápenatého na vápno místo dmychadla. 



