4 XV. Vladimír Staněk: 



c) O U-t r u b i c i s počítadlem bublin při sušení plynů. 

 Určujeme li kysličník uhličitý na příklad při rozboru karbonátů 

 nebo při elementární anaiysi, nemůžeme zpravidla dobře sledovati 

 rychlost jeho vývoje. Užijeme-li k absorbci natronového vápna, jest 

 to ovšem vůbec nemožuo; vsak i při kaliaparátu pohlcuje se kysličník 

 uhličitý většinou již v prve kuličce, takže teprve při silném proudu 



bublinky přecházejí i do 

 kuličky druhé. Tento zjev 

 pozorujeme zvláště při ele- 

 mentární anaiysi v jistém 

 stadiu, zvláště spalujeme-li 

 látku v kyslíku. Tu vzniká 

 proud skoro čistého ky- 

 sličníku uhličitého, jehož 

 rychlost nelze posoudit. 

 Proudí- li plyn velmi rychle 

 nastává nebezpečí, že pří- 

 liš krátkým stykem se 

 sušícím materiálem není 

 zcela vláhy zbaven a tak 

 vzniknou chyby negativní 

 při vodě, positivní při ky- 

 sličníku uhličitém. 

 Při takových analysách užívám sušících U-trubic s pemzou a ky- 

 selinou sírovou, do kterých jsou vtaveny dvě přehrážky Aj A 2 opatřené 

 tenkými trubičkami B x B 2 . Trubička B, sahá na dno jímky, přehrážkou 

 A 2 utvořené, do které vpravíme několik kapek koncentrované kyseliny 

 sírové, tak že procházející plyn v bublinkách jí prostupuje a možno jeho 

 rychlost sledovat. 



Přístrojek usnadňuje používání absorbée kysličníku uhličitého 

 v U trubici s natronovým vápnem místo v dražším a křehkém kali- 

 aparátu. Tyto U-trubice zhotovuje Fr. Zahradník v Praze. 



Obr 4. 



d) O pipetě s korekčním dělením. 



Při anaiysi jest často zapotřebí odměřiti určitý podíl tekutiny, 

 na př. 50 cm 3 z odměrné baňky 200 cm 6 t. j. 1 / i objemu. Často 

 však se stává, že pipeta s baňkou přesně nekoresponduje, bud že jest 

 některá z těchto dvou nádob nesprávná, nebo každá adjustovaná pro 

 jinou teplotu. Však i při zcela přesném nádobí může způsobiti značnou 



