liULEriNUL .SOC.lETiVŢll UE SCUNŢE 



«Si l'on introduit dans le circuit precedent iin galvanometre de 

 resistence R', l'intensite du courant est. 



, e Mco . 



^^^ ~"R+R'^R+R'^' 



oOn p2ut mesurer soit E soit I. Les formules montrent qu'il y 

 a avantage â augmenter le diametre du disque tournant et la fre- 

 quence du courant : celle-ci est pourtant limitee par la capacite 

 propre du fil des bobines B qui prend, par rapport â la capacite 

 correspondant â l'accord, une importance de plus en plus grande. 

 les formules (2) et (3) n'etant plus qu'approchees pour les frequen- 

 ces elevees. 



«Je me suiş arrâte aux dimensions et donnees suivantes: 



Diametre du disque tournant 8o""' 



Epaisseur de la couche d'air entre le disque 



et les lames de verre 13""" environ 



Nombre des spires induites 1.600 



Diamître moyen 72""- 



Resistance totale 80 ohms 



ij'ai pris comme source de courant alternatif le secondaire d'une 

 bobine d'induction alimentee directement par le secteur de la rivc 

 gauche, dont la frequence est d'environ 42 periodes par seconde. 

 La capacite correspondant â l'acord, pour cette frequence, est d'en- 

 viron 5 microfarads. 



Le courant I, redresse par un petit commutateur actionne par 

 un courant synchrone, traverse un galvanomitre a cadre mobile. 



«La resistance de ce galvanomătre est de 60 ohms, ii donne unc 

 deviation de r'" sur <4chelle plac(^e â 2" pour un courant de 

 2,5x10' '' amp^re. 



«Si l'on appelle Q la chargc cfficace que prend le disque, v la 

 vitesse de la lumiere, N le nombre de tours du disque par seconde; 

 le courant de charge du condensateur foruv' par les secteurs 

 S <x S' est 



