•24 



P.Uf.RTINUL SOCIIiTAŢiI UK SCIINŢK 



einem Melociil Chlorbarym entspreclaen, ferner, dass zur lîildung- 

 des Barytniederschlags, welcher die Phosphorsăure enthălt, fur ein 

 Modecul Pj O- 2y Atome Baryum erforderlich sind, so ergibt eine 

 ■^'s- ■'^î'' einfache Rechnung, 



dass I CC Stick- 

 stoff (be i o*^ u n d 

 760 tn m D mc k) 

 0,08 mg. 

 Fc, O5 entspriclit ^). 

 Der zur Ausflih- 

 runo;' der Methode 

 erforderliche Appa- 

 rat. welchen ich bei 

 P a u 1 A 1 1 m a n n in 

 Berlin anfertigen 

 liess, und welcher 

 daselbst zu haben 

 ist, wird durch Fi- 

 gur 58 veranscliau- 

 licht. Er umfasst: 



I . E i n E n t w i c- 

 kelungsgefăss, 

 welches genau mit 

 demjenigen des Knop Wagner'schen Azotometres iiberein- 

 stimmt. Es besteht aus einem etwa 200 ce fassendcn Glasgefăss, auf 

 dessen Boden in der Mitte ein 20 ce fassendes Cylinderchen fest 

 geschmolzenist. 



2. Die zum AuffanoŢen des Stickstoffs bestimmte 

 Gasmessrohre. Sie besteht aus einen 100 ce fassenden (in '/5 

 CC getheilten) Messrohr; dasselbe ist am unteren Ende durch einen 

 Kautschukschlauch mit einer Niveaukugel, die an dem Stativ ver- 

 stell- und fixirbar befestigt ist, verbunden. In diese Niveaukugel, 

 bringt man ungefăhr zur Hălfte ihres Volumes Wasser, das mit 

 etwas Salzăure angesauert ist, um Pilzwucherugen zu verhindern. 

 Das obere Ende des Messrohrs wird ebsnfalls durch eineîi Kaut- 



') Ganz genau entspriclit I t:f Stickstoff (bei o" und 76o mm Druck) 0,0783 /«^ PoOj. 



