980 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



MESURE DE L'IIICE DE KEFRACTION D'Ui PRISME AIC LE IIICROSCOFI 



C. MICULESCU. 



Principe de la methode. La refraction de la lumiere par un 

 prisme solide transparent, est donnee par Ies formules suivantes : 



i) sin i ^ n sin r 

 2) sin i'=: n sin r' 

 3)D==i-r + i'-r' 

 4; A = r + r' 



dans Ies quelles : i signifie l'angle d'incidence, rl'angle de refraction 

 sur la premiere face du prisme, i' et r' Ies memes elements pour 

 a seconda face, D l'anele de devation totale et A l'ano-h du 



7 O 



prisme. 



Dans le cas particulier, oii le rayon incident tombe normalement 

 a l'une des faces du prisme, cas qu'on appelle incidence normale, 

 Ies formules se simplifient et donnent : 



i' = r' = o 



r = A 



Dn = i — A. 



Dans ce cas on deduit de la premiere relation, en y remplagant 

 i et r par leurs valeurs, la formule : 



sin [A+Dn] 



n= -. — T 



sm A 



qui donne la valeur de l'indice de refraction en fonction de l'angle 

 du prisme A et de la deviation Dn sous l'incidence normale. 



Pour connaître n ii faut donc mesurer A et Dn. 



Avec le microscope on peut mesurer ces deux quantites. 



Sans entrer dans Ies details de la description du microscope, ii 

 est tout de mame n^cessaire d'attirer l'attention sur ces deux 

 accessoires : la vis micrometrique verticale et la platine mobile 

 horizontale, qui vont nous servir â cette mesure et qui nesetrou- 

 vent pas attaches â tous Ies microscopes de laboratoire. 



