BULETINUL SOCIETĂŢI DE SCIINŢE 



ordinairement aux preparations qu'on observe, des mouvements 

 lents dans deux sens perpendiculaires. 



La platine mobile, qui nous serviră specialement â la mesure de 

 l'indice de refraction, est construite dune fagon analogue, mais 

 avec cette difference que ses vis, ont des pas tres fins qui permet- 

 tent, â l'aide de la graduation de leurs tambours, d'apprecier Ies 

 deplacements Ies plus delicats. 



Cest cette platine mobile qui est la pârtie speciale qu'on doit 

 ajouter â un bon microscope, ayant deja une vis micrometrique 

 verticale, pour pouvoir faire Ies mesures en question. 



Cest cette platine speciale qu'on voit dans la fig. i. 



Des deux vis O et U qui serviraient â produire Ies deux mouve- 

 ments perpendiculaires de cette pieces, seule la vis O nous sera 

 utile pour notre mesure. 



Sur cette vis, O qui donne le mouvement de droit a gauche et 

 que nous appellerons dans la suite vis micrometrique horizontale 

 O, on peut adapter solidairement, une lame en verre â faces pa- 

 ralleles, qui suivra Ies mouvements de notre vis et sur laquelle on 

 aura trace d'avance un trăit excessivement fm avec le diamant. 



Cest sur cette lame en verre que reposera le prisme dont nous 

 voulons mesurer l'indice de refraction. 



Apres avoir fait ressortir l'importance de ces deux pieces, on 

 peut proceder maintemant â la mesure de l'angle A du prisme et 

 de la deviation Dn sous l'incidence normale. 



Mesure de l'angle A ('). — On place le prisme sur la lame horizon- 

 tale en verre (qui se trouve comme nous venons de le dire adaptee 

 îl la vis horizontale O) en dirigeant l'angle du prisme vers la 

 gauche de l'ubservateur. 



Apres cela, on met au point, avec la vis verticale V de l'appa- 

 reil, sur un point B (fig. 2) marque par un grain de poussiere, par 

 exemple, plac^ sur la face superieure du prisme, et, dans cette 



*) Les mesures qui suivent supposent que le tube verticale de microscope reste perpendicu- 

 laire an plan de la plaque en verre horizontale. On peut s'en assurrer en remarquant si, apr^s 

 avoir mis au point une pârtie de la face superieure de la plaque, toutes les autres parties de 

 cette face restent aussi au point, quand on deplace cette plaque â l'aide des vis O et U. Cest 

 le meme proc^d6 qu'on applique pour verifier le paral^Uisme des faces, d'une plaque tran- 

 sparente. 



