BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



A l'aide de cette methode, nous pouvons mesurer l'angle A du 

 prisme, en nous servant de n'importe quel instrument qui pourrait 

 nons donner: 



aj La differance de hauteur EF de deux points B et F, pris sur 

 la face superieure du prisme, la face inferieure etant horizontale. 



b) La distance horizontale BE entre ces deux points. 



Une machine â diviser pourrait servir pour la mesure de BE, et 

 un spherometre, arrange au dessus du prisme de fagon â ne pas 

 partager Ies monvements de la machine, mesurerait la hauteur EF, 

 avec une aussi grande precision que la machine â diviser. 



Mesure de la deviation Dn. Pour mieux comprendre le procede 

 necessaire â la mesure de cette deviation, imao-inons une lace du 

 prisme appliqnee sur la plaque horizontale en verre (qui est fixee 

 â la vis micrometrique O) de maniere â couvrir le trăit fin trace au 

 diamant sur cette plaque. 



Un rayon de lumiere, partant d'un point P de ce trăit, traversera 

 le prisme, sans deviation, dans la direction PH (fig. 3), et sortiră 









\ 







/ 







\ 



/ 











K 



\ 









/'' 



/ 



/ 



^ 



n' 





^^ 



r 



p 



/ 





P, 







^^^ 













P 









T 



\ 



11 



< 





1 



(Fig. 3) 



d6vi6 dans la direction H R, qui fait avec le prolongement H I du 

 rayon incident l'angle de deviation 



IHR = Dn 



Cest cet angle que nous devons mesurer. 



L'image du point P sera vue pour l'oeil de l'observateur dans la 



