BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 285 



direction du rayon emergent en un point P' plus rapproch^ de la 

 face superieure du prisme, d'une quantite P Pj par exemple, con- 

 formement aux lois de la refraction. 



Si nous menons par P' une parallele P'P'^ â la face inf^rieure 

 du prisme, nous construisons le triangle P' H P'^ dans lequel 



P'HPi=Dn 

 et de la relation 



p/ p 

 (i) tg Dn =-pj^ 



nous deduirons l'angle Dn, â la condition de pouvoir mesurer Ies 

 cotes P' Pj et H P. 



La mesure de ces deux quantites se fait de la maniere suivante. 



Avânt de mettre le prisme sur la plaque en verre, on met au 

 point le trăit P et on agit sur la vis horizontale O, jusqu'â ce que 

 son image coincide exactement avec la divizion centrale No. 5 du 

 micrometre oculaire. 



On note la division m^ de la vis O, poiir cette position du trăit. 



Cette experience sert â determiner la direction du rayon incident, 

 qu'on va considerer dans nos mesures. 



Appliquons ensuite le prisme sur le trăit de la plaque et mettons 

 au point un grain de poussiere H, qui soit place sur la face supe- 

 rieure du prisme et dont l'image couvre justement le trăit No. 5 du 

 micrometre oculaire. 



Par suite ce grain de poussiere doit se trouver dans la direc- 

 tion mame du rayon incident P H. Notons la division m'ţ, de la vis 

 verticale V, correspondant â la mise au point pour ce point H. 



Dans cette pcjsition du microscope correspondant â cette divi- 

 sion m'„ le trăit P de la plaque horizontale n'est certes plus visible. 

 Far suite de la refraction, l'image de ce trăit P se trouve, comme 

 on vient de le dire, relevee et deplacee â l'intdrieur du prisme. 

 Pour la saisir, nous devons ndcessairement agir de nouveau sur le 

 tube vertical, a l'aide de la vis V, en l'amenant dans une nouvelle 

 position. Soit m^ la nouvelle division oii nous aperccvons l'image 

 P' du trăit dans le plan du micrometre oculaire. 11 est evident que: 



m' — m,r-r IIP, 



8 



