BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 287 



La platine mobile qui sert â cette mesure se prâte admirablement 

 bien â d'autres determinations, telles que Ies suivantes: 



Mesure experimentale du grossissement d'un microscope. La 



plus precise de toutes Ies methodes qui servent â mesurer le gros- 

 sissement g produit pour l'objectif et le verre de champ, est la 

 methode des micrometres. Par cette methode on compare l'image 

 du micrometre objectif â celle du micrometre oculaire. Si nous 

 designons par : 



i^ la valeur d'une division du micrometre objectif, 



^ la valeur d'une division du micrometre oculaire 

 n 



p le nombre des division du premier, dont l'image se superpose 

 â q divisions du second 



2 le oŢrossissement cherche 

 ce grossissement sera donne par l'^quation : 



p-r? = q'n 



Cette methode presente cependant une grande difficulte, qu'on 

 rencontre quand on veut superposer Ies images des divisions des 

 deux micrometres, dans le cas ou l'un des nombres p ou q n'est 

 pas entier. 



A l'aide de la platine mobile, la mesure de g peut se faire avec 

 plus de facilite et surtout avec plus de precision. 



En effet, en agissant sur la vis horizontale O, nous pouvons faire 

 qu'un trăit fin, trace sur la face sup^rieure de la lame, coincide par- 

 faitement avec la division No. o du micromâtre oculaire. On note 

 cette position de la vis O. 



D'-plagons ensuite la lame â l'aide de la vis O, jusqu'â ce que le 

 trăit fin coincide exactement avec la division No. loo du micro- 

 metre oculaire. On note f^galcment cette position de la vis O. 



En df^signant par d la difforence en millimc^tres de ces deux po- 

 sitions, k l'aide de la relation : 



d . g =r 1 oo . . 

 on trouve g. 



