82 



BULETINUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ŞTIINŢE 



la suite ayant voulu installer plusieurs postes facilement transpor- 

 tables, j'ai fait construire un modele environ 20 fois plus reduit. 

 Le dernier modele represente (figure 3, a droite) a 4'"',7 de dia- 

 metre et 2'"',2 de hauteur. II se place par consequent tres facile- 

 ment dans la poche. Cet appareil est d'une construction tres so- 

 lide et en meme temps excessivement simple et economique. 



Fig. 3. 



En serrant la pointe a des hauteurs differentes dans l'ecrou, on 

 peut faire varier la pression. J'ai trouve qu'il etait non seulement 

 inutile mais meme nuisible d'adjoindre un dispositif pour remonter 

 la pointe de Cuivre pendant que l'on n'emploie pas le detecteur. 

 Pour eviter la fatigue du cristal, ii suffit de mettre en court circuit 

 Ies 2 bornes lorsqu'on n'emploie pas le detecteur. 



Dans le systeme qui comporte le relevement de la pointe, ii est tou- 

 jours a craindre de ne pas toujours retrouver le meme point et par con- 

 sequent ii fauttâtonnerassezsouventpour avoirun contact sensible. 



Avec Ies supports reduits pour detecteurs que j'ai employe, je 

 n'ai pas eu besoin de modifier quoi que ce soit pendant plusieurs 

 mois consecutifs, malgre l'usage quotidien que j^ai fait de ces ap- 

 pareils. 11 est probable qu'ils pourraient fonctionner sans aucun 

 derangement meme pendant plusieurs annees de suite. Je dois 

 ajouter qu'â cote du detecteur je produisais tres souvent de tres 

 puissantes etincelles condensees, mais grâce a la prdcaution que 

 je prenais de relier Ies bornes en court circuit, la sensibilite du de- 

 tecteur est toujours restee identique. 



Dans beaucoup d'ouvrages sur la T. S. F. on ecrit que Ies de- 

 tecteurs â cristaux sont des appareils tres delicats qui se d^reglent 

 a la moindre secousse. Par Ies experiences que j'ai poursuivi, j'ai 



