4 IX. František Köhlei-i 



vysunouti a při měření pevně spojiti šrouby R a, r s hlavou sto- 

 janu. Na hlavě stojanu jest krabicová libela L pro urovnání hlavy 

 stojanu do polohy vodorovné. Na spodním prstenu jest v ložiskách 

 K tyč C, mající prostřed kostěný výstupek, jímž možno uvésti kyvadlo 

 v pohyb. Na prstenci upevněn jest šroubem u t. zv. kyvadlový teploměr 

 T, kterým měří se teplota kyvadla. 



Obr. 1. 



Kyvadlový teploměr. 



Kyvadlový teploměr skládá se z kyvadla týchž rozměrů jako 

 kyvadlo pozorovací. V duté kyvadlové tyči umístěn jest rtuťový te- 

 ploměr s nádobkou rtuťovou v závaží kyvadla se nacházející. Teploměr 

 dělen jest po dvou desetinách stupně, takže možno ještě setinu stupně 

 buď lupou neb odčítacím dalekohledem odhadnouti. 



Mimo to nachází se v objímkách upevněných na jednom předním 

 ramenu M, (v obrazci zakrytý)^ obyčejný rtuťový teploměr s dělením 

 po dvou desetinách pro určení teploty okolního vzduchu. 



