28 IX. František KöWer: 



Relativní hustota vzduchu vyjádřena jest vzorcem ^^): 



^ ~" 760 {1 4- 0,00 867 T) ' ^^^^ 



kde B značí tlak vzduchu v mw.. redukovaný na 0tý stupeň teploty 

 à na normální tíži místa pozorovacího, e napjetí par ve vzduchu ^^) a 

 T teplotu vzduchu kyvadlo obklopujícího. 



Pro naše pokusná kyvadla jest tlaková konstanta kyvadel: 



čís. 5 o= — {r)60ßO'±8,3')XiO-\ 



čís. 88 à — — (560,45' ± 5,0') X Í0-\ 



čís. 79 Ô — — {560,15' ± 3,2^) X JÍO-\ . 



F, ď = — (560,00' ± 4,8^) X 10-\ 



Pro jednotlivá kyvadla vypočteny pro různé tlaky tabulky, dle 

 kterých byly veškeré výpočty prováděny. 



■ 4. Redukce na hodinový čas. 



Přesnost kyvadlových měření závisí dále na správném chodu 

 hodin, kterými určujeme dobu kyvu pozorovaného kyvadla. — Můža 

 tudíž chybné neb méně přesné určení chodu hodin býti zdrojem chyh 

 pro určení doby kyvu kyvadla. 



Tento zdroj chyb může býti při užití méně dobrých hodin dosti 

 povážlivým, neboť z astronomicky určeného času dá se odvoditi střední 

 chod hodin pro jeden den neb i pro více dní, kdežto pro měření 

 doby kyvu potřebujeme znáti střední chod hodin pouze pro dobu 

 měření. 



Chceme -li se tudíž vyhnouti možným chybám povstalým ne- 

 správným chodem hodin, musíme dobu mezi dvěma určeními času 

 vyplniti kyvadlovým měřením, aneb kyvadlová měření symetricky 

 mezi tato dvě Určení času rozděliti. 



--'■') Landolï und Böenstein: Physikalisch-Chemisclie Tabellen. Berlin. 



2*) H. Kater: Phil. Trans. A. 108, str. 42. 



J. C. Borda et J. D. Cassini: Expériences pour connaître la longaieur 

 du pendule atd., str. 337. 



