XXXI. 



Některá nová měření elektrodynamometrem. 



Napsal Dr. B. Macků, assistent íysikalního ústavu české techniky v Brně. 



S dvěma obrazci v textu, 



(Předloženo v sezení dne 12. října 1906.) 



1. Práce tato obsahuje početní i experimentální ustanovení kor- 

 rekcí při měření elektrodynamometrem a 



novou nullovou methodu srovnávání saraoindukce, kapacity a od- 

 poru elektrodynamometrem. 



Jako měřícíbo stroje užito bylo elektrodynamometru íirmy Hart- 

 mann a Braun. Vnější cívky mají 2521 závitů a 80 T SI odporu při 

 19-2", vnitřní cívka 1263 závitů, odpor 99 4 při 19-2^ Železné jádro 

 z pohyblivé cífky bylo vyjmuto. Přívod kapalinový bylo nutno odstra- 

 niti, neboť jím vzniká v kruhu proudovém odpor resp. elektromoto- 

 rická síla, jež závisí následkem polarisace elektrovod na povaze 

 proudu. Při proudech střídavých vzniká mimo to fasové pošinutí. 

 Proto byl pořízen přívod pomocí jemného pérka (od galvanometru 

 D'ArsoD valová) a zařízeno tlumení elektromagnetické. K pohyblivé 

 cívce, místo platinového plíšku, jenž se noří do kyseliny sírové, byl 

 zasazen 15 cm dlouhý drát měděný (o průměru 0'7 nim), jenž nesl 

 na konci měděný váleček (o průměru 1 cm & výšce 25 cm) mající 

 na spodním konci opět delší výstupek opatřený postranní dírkou, do 

 níž měděným klínkem upevněno péro. Měděný váleček nacházel se 

 v dosti homogenním poli magnetu od demonstračního galvanometru 

 typu Deprez D'Arsonvalova. (Obr. 1.) 



věstník král. české spol. nauk, Třída II. 1 



