2 XXXI. B- Macků: 



I. Stanovení korrekcl při úchylkových měřeních 

 elektrodynamometrem. 



2. Při měření elektrodynamometrem může se užiti spojení cívek 

 buďto za sebou nebo vedle sebe. Spojení za sebou má tu výhodu, že 

 při střídavém proudu jest fase proudu procházejícího oběma cívkami 

 táž. Nevýhodou jest malá citlivost stroje při tomto spojení, neboť 

 úchylka jest přímo úměrná čtverci intensity strojem procházející. 

 Z korrekcí třeba jest zde dbáti dvou: 



1. úchylka. není přesně přímo úměrná čtverci intensity. Korrekci 

 tuto stanovíme (poněvadž vylučujeme předem případ, že by se jednalo 

 o měření absolutní) graduací stroje (pomocí známé elektromotorické 

 síly a známých odporů), konají-li se měření proudem střídavým, pak 

 nutno vzíti do počtu i samoindukci cívek. 



2. Při proudech střídavých vzniká ještě nová korrekce se vzá- 

 jemné indukce cívky pevné a pohyblivé. Korrekci tuto lze určiti po- 

 čtem takto: Budiž celkový odjior kruhu R, samoindukce cívky pevné 

 Ä, cívky pohyblivé g, vzájemná indukce M. Elektromotorická síla 

 budiž E^ sin a t, intensitu označme J. Pak jest 



