Některá nová měření elektrodynam ometrem. 

 Dosadíme-li za a z rovnic (7) 



1 



SCO 



OHI 



N=:KJ,'M(o — ;- (9) 



_|_ ( cm ) 



' VCÛ3 y 



Jsou-li cívky postaveny k sobě přesně kolmo svými rovinami 

 závitů, jest Ifzro a nenastává tedy žádná úchylka. Jest to známý 

 způsob postaviti pohyblivou cívku kolmo k pevné. 



Stočme úmyslně cívku pevnou tak, aby osa její svírala s rovi- 

 nou závitů úhel od nully rozdílný. Pro nepatrné úhly (nepřesahující 

 (5—6") můžeme s přesností několika desetin % í^aměniti tangenty, 

 sinusy a oblouky. Musí tedy dle théorie býti M přímo úměrno úchylce 

 pohyblivé cívky od kolmého postavení. 



5. Měření provedena nejprve tak, že zvoleno c ~ oo (t. j. ne- 

 byla do kruhu vložena žádná kapacita) a cívka pohyblivá spojena 

 byla na krátko (rz^r^ kde r^ jest odpor cívky pohyblivé). Proudu 

 užito z městského vedení, přibližně 110 volt a 50 kmitů za sec. 

 Cívka stočena byla o úchylku N^ (odečtenou v desetinách mm na 

 skále vzdálené o 132 cm od zrcádka dynamometru) od polohy nor- 

 mální a spojen proud vždy téže intensity. Tím změnila se úchylka 

 na N'^. Klademe-li pro malé úhly, odpovídající těmto úchylkám ob- 

 louky, sinusy i tangenty si vespolek rovny, jest úchylka N dána roz- 

 dílem No — A^*. Máme tedy v tomto případě 



ty -j- (so))- 



M však závislo jest na konečné úchylce N* a sice jest jí přímo 

 úměrno. Poněvadž pak Z, J^, s, oj, r^ zůstává při změně A'^j kon- 

 stantním, možno psáti hořejší rovnici ve tvaru: 



N.-m^QrN'', (11) 



kde Qr jest konstantou. 



Následující tabulka na str 6. dává řadu pozorování pro různé 

 hodnoty iV^. 



Z hodnot sloupce druhého a třetího byla stanovena konstanta 



Qr = 0-4531 (12) 



a pomocí této hodnoty vypočteny zpět rozdíly N^ — iV* udané ve 

 sloupci čtvrtém. Sloupec pátý dávající rozdíly hodnot stanovených 



