Některá nová měření elektrodynamometrem. 9 



Souhlas jest uspokojivý. 



Uvedené pokusy ukazují, že uvedenou mefhodou jest možno v me- 

 ších pozorovacích chyb, s přesností danou stálostí zdroje, stanoviti 

 korrekci se vzájetnné indukce a samoindukce cívky pohyblivé. 



Jak korrekce této se užívá, záleží od specielních případů a 

 bude ukázáno v odstavcích dalších. 



9. Méření s dynamometrem při spojení vedle sebe provádí se 

 pravidelně tím způsobem, že proud hlavní prochází cívkou pevnou, 

 část tohoto proudu přichází pak do cívky pohyblivé, odvětvená od 

 části odporu {x) v kruhu cívky pevné. Je-li intensita proudu v cívce 

 pevné 



J:=zJ^Ú\iG3t (21) 



Odpor v cívce pohyblivé (i s odporem x) r, samoindukce s, kapa- 

 cita c, intensita i (proti J nepatrná) platí pro kruh pohyblivé cívky: 



^^="^ + 'l+T-^'^'^^ + ^^^ (22) 



aneb se zřetelem k (21) 



^ • i ^* I f^'' T * I 7 Tir 9 • 



T * ^~ *" "^ ^ ^ ď#^ ~ '^^ ^^^ "^ A^^"" sm ao. (23) 

 Pro stationarný stav jest integralem této rovnice 



Î = a sin mt -\-b cos at (24) 



pro a a & máme rovnice: 

 1 



s(ü\a — rh ■=: X M ca 



ca ' 



ra + — 



\Cí 



sco\b z^ J„x. 



ca ' " 



' (25) 



Řešením těchto rovnic obdržíme 



J. 



xr + Ma I — — sa I 



_ ^ \ca J 



" 2 , / 1 \' 



r'^ -\- I sa 



\ca I 



X \ SCO I — Mar 



f^ — ^o . ^ p 



\6'ía / 



) (26) 



