Některá no"á měření elektrodynamometrem. 



17 



se až v korrekci, může býti zanedbána. Dáme-li úchylce íY index c 

 abychom vyznačili, že platí pro případ s kapacitou, obdržíme 



1 



K{r'Jr{\-à)\ — -sco 



— KJ'I xr. (53) 



Znajíce r, K, 7y, x mohli bychom z rovnice této c resp. to po- 

 čítati. Tento způsob byl by však nepraktický. Lépe jest provésti ještě 

 jedno měření. 



Provádíme druhé měření tím, že vypneme kapacitu. Pak máme 



NrT^-z^KJlxr. (54) 



kde N označeno indexem r, aby se vyznačilo, že kapacita chybí. Dě- 

 lením rovnic (53 a 54) obdržíme: 



CCÙ y- 



(55) 



z výrazu tohoto můžeme určiti buď c aneb co. Jeduá-li se 

 o kmitočet « =: — obdržíme s ohledem na to, že s jest nepatrné 



=-2k{'-M'{7cï]- ^''' 



Pravidelně stačí prvé dva členy. 



fl. Jiné měření možno provésti s touže kapacitou, avšak se 

 změněným odporem. Tím nabudeme dvou rovnic: 



^' !'■' + (' -""(i^-H' i =-^"'«^''; • 



A|.;+(l-í)|-_.<„| ]^KJl^r, 



(57) 



Z nichž vychází 



-L _ .,,.-, -l/ (^2 ^2 - N, r^) r, u ^ 



CG) V/AZ r — AT'.r Wl — ^^ ^ 



(58) 



c« Ï {N, r, — N^ r,) (1 — Ô) 



Pro stanovení n platí opět rovnice (56). 



18. Abychom mohli oceniti upotřebitelnost methody této k ur- 

 čování kmitočtu resp. kapacity, t. j. k určení hodnoty — ustanovme 



chyly., jež z měření úchylek mohou ve výsledku nastati, K vůli jed- 

 noduchosti zvolíme pro úvahy tyto jednodušší případ, t. j. že kor- 

 rekce dají se zanedbati (s=o, oz^ó). 



věstník král. ces. spol. nauk. Třída II. 2 



