Některá nová měření elektrodynamoraetrem. 25 



V obou případech O 27o, tedy procentuálně stejnou, a jest tedy maxi- 

 mální možná chyba dle (72') a (75) P/o- P'"o případ druhý, kdy byla 



5 



chyba též 0-27o> Jest možnou chyba dle (87) jen — . 0"27oi t. j. VsVo- 



28. Původ chyhy nutno hledati v nedokonalém splnění před- 

 pokladu, že je proud přesně sinusový. Poněvadž stroj byl čtyřpolový, 

 opakuje se přesně celý průběh proudu následkem nedokonalé Sym- 

 metrie stroje teprve při jednom otočení induktoru. Nutno tedy k dří- 

 vějšímu proudu přidat korrekci, jež má dvojnásobnou periodu. Větší 

 část korrekce této bude zahrnuta ve výraze 



. cot , ^ cot ■ 



a sm — - -[- P cos -^ ' 



t. j. v rovnicích v odst. 9. jest třeba klásti 



J = Jo sin coí -|- a sin -^ ř -f /3 cos -^ ř. (94) 



Poněvadž se jedná o korrekce, provedeme další úvahy opět se 

 zanedbáním korrekci saď. 



Pro úchylku obdržíme nyní 



^= ^J\ ^ 7^^ + K{a^~ + s''')x ^,J-^, . (95)- 



Prvý člen 



^'-=-^A^-:p^''" (96) 



jest výraz, jenž měl býti brán do počtu jako správná úchylka. Místo 

 něho brán byl výraz větší o 



N-m^ K{a^ f s^) X ^,^-j^ . ... (9,7) .. 



Označíme-li poměr čtverců amplitud 



V2 — - "Pí (98) 



"'o 



obdržíme z (96) a (97) pro korrigovanou úchylku 



^•-A^(l-'ř^^| (99) 



Pomocí tohoto vzorce, známe-li qp, můžeme korrekci určiti. 

 (p možno však určit, máme-li dvě skupiny pozorování, jak uvedeny 

 jsou v předešlém odstavci: Při měřeních oněch bylo 



pro ^^7 = 



tedy N* = Nril-<p). 



