Nékterá nová měření elektrody namometrem. 27 



Poněvadž pak bylo 



aneb pro kmitočet 



n* = n,(l+^(p). (101). 



Poněvadž má býti n* — ď, obdržíme z rovnic (100) a (101), 

 dosadíme-li za w^ a «2 hodnoty (91) a (92) 



9) = 0-043. (102) 



Zavedeme-li korrekci tuto do (100) a (101), obdržíme 



w* = »*==w; = 42-70. (103) 



Hodnota tato liší se od hodnoty z obrátek nalezené 



n — 42-94 



pouze o 0-57o) ^^^ J^^^ J^^ možná chyba z pozorování a nestálosti 

 proudu. 



II. Nová nullová methoda k určení samoindukce 

 z odporu a kapacity. 



29. Na elektrodynamometru nenastává úchylka při spojení cívek 

 vedle sebe v dvojím případě: 



a) když kteroukoliv cívkou, aneb oběma současné, neprochází 

 proud (předpokládaje ovšem kolmé postavení cívek); 



b) když proudy v cívkách probíhající jsou posunuty ve fasi o — . 



ů 



Při měření, po případě srovnávání, samoindukcí a kapacit volí 

 se pravidelně případ a), jenž dovoluje místo dynamometru užiti jakého- 

 koliv jiného indikátoru pro střídavý proud. Nevýhodou nullových 

 method na tomto základě založených jest nutnost současně iustovati 

 dvě proměnné, neboť jest potřebí vyhledati pro konce mostu místa 

 stejného potenciálu bez fasového rozdílu. 



30. Podmínku druhou, t. j. úchylka nenastává, když proudy jsou 



posunuty ve fasi o -7^, splnil při svých měřeních Oberbeok,*) po něni 

 Teoje.**) Oborbeck ponechal však Wheatstoneovo rozvětvení. Samo- 



*) A. Obekbeck, Wied. Ann. jř7, p. 8 Iß, 1882. 

 **) O, Troje, Wied. Aan. 41, p. 501» 1892. 



