Některá nová meření elektiodynamometrem. 31 



indukce cívky pevné určí se pohodlně touto methodou, tím že cívka 

 pevná přímo se připne na odpor X. Mimo samoindukci pevné cívky 

 nutno znáti odpory R, r, kapacitu c, a samoindukci s a kmitočet a. 

 Poslední dvě veličiny nutno znáti jen přibližně, pro s stačí hodnota 

 nalezená methodou udanou v odst. 14. ; ne příliš přesné stanovení ve- 

 ličiny co (jednou pro vždy) nečiní též obtíží. 



33. Při měřeních užito bylo střídavého proudu městského (110 

 volt), jehož kmitočet ustanoven z obrátek synchronního motoru na 

 n = 497. Proud tento veden byl přes óOsvíčkovou žárovku a odpory 

 X (= 5*07 ß rheotanu) a odpor x {též ž rheotanu, jenž mohl býti 

 měněn od 01 do ITS SI). Ostatní veličiny byly: s =r 00267 henry, 

 c=: 1 -10"' farad. 



Pro samoindukci cívky pevné (*S') bylo: 



E—8GbOS^ r = 2600ß tedy ^S = 0-2254 henry. 



Pak provedena byla měření na transformatorku (bez železného 

 jádra) a nalezeno. 



Pro cívku primární (^^i) 



henry henry 



E = 3130 ß ri=: 1 182 ß z toho Si -{- S = 0-4420 Si = 02166 



Pro cívku sekundární (Sn) 

 R=z 2818 íž rzz2694 s^^ J^ s z^ 7-611 Sn — 7-386 



Pro obě cívky za sebou (^i+n) 

 R=3W3Sl r — 2963 Sii+i~\-Sz:z 9-214 Sn+i= 8 989 



Pro obě cívky proti sobě (Sn _ i) 

 R=3l03Si r = 2017 Sn-i-i-S— 6-258 Sn^i— 6033 



Z posledních dvou hodnot vychází pro vzájemnou indukci trans- 

 formatorku 



W= ^"+ V ^"-^ ==0-739 henry 



4 (8) 



Hodnoty této bude pozdéji použito k určení přesnosti meření. 



34. Obraťme se nyní k určení citlivosti a přesnosti této methody. 

 Citlivost dána jest diíferencialním poměrem úchylky a měřené samo- 

 indukce pro případ N — o, tedy výrazem 



1 



n XT S^ 



-.p, = — Kr.^Xxa 



dS ^ 



.'''+HJr+(í^~H. 



(9j 



