38 



XXXI. B. Macků: 



d W 



w 



1 



1 



1 1 + í^ 





scœ^)' 



1 + 



R'rc 



d8 



scca^) 



1 — 



Rrc 



S 



Ä(l — scœ^) 



\ dS' 



S' 



(33) 



Dosadíme-li do tohoto výrazu hodnoty z případu prvého, ob- 



držíme 



dW 



^ — 0-25 



V případě druhém 

 dW 

 W ' 



0-2 



d8' 



dS' 



6' 



+ 12 



-fio. 



dS 



dS 



Poněvadž pravděpodobná chyba jest asi 47o5 nutno z rovnic 

 těchto souditi, že hodnoty pro sanioidukci v odstavci 33. byly stano- 

 veny na OíVq přesné, t. j. chyba v oněch hodnotách jest v mezích 

 přesnosti hodnot udaných pro odpory. 



Výsledky. 



40. Korrekce plynoucí ze vzájemné indukce cívky pevné a po- 

 hyblivé, přicházející v úchylkových měřeních elektrodyuamometrem, 

 ustanoví se z úchylek, jež nastanou, stočí-li se pohyblivá cívka o známý 

 úhel z polohy kolmé. 



Z úchylek těchto dá se též ustanoviti samoindukce cívky pohyb- 

 livé, vzájemná indukce. cívky pevné a pohyblivé a kolmá poloha cívky 

 pevné. 



Korrekce ze vzájemné indukce nemá pravidelně vlivu při mě- 

 řeních, při nichž jsou cívky spojeny za sebou a při měřeních s cív- 

 kami vedle sebe spojenými, není li v proudovodu kapacity. Konají-li 

 se měření s kapacitou, zasahuje korrekce tato snadno až do procent 

 ve výsledku. 



41. O méthode k měření samoindukcí, jež jest v práci této 

 diskutována, platí všeobecně: 



Methoda hodí se k určení sanioindukce pevné cívky elektro- 

 dynamou.etru a samoindukcí, jež jsou aspoň tak veliké jako samo- 

 indukce cívky pevné. 



