9 



comunica con l' aria esteriore. li tetto della cassetta G può aprirsi 

 per mezzo di piccole cerniere. L' imposta della finestra risulta 

 da cinque parti distinte. Due grandi telaj a cristalli P e P' f che 

 si aprono nel momento delle osservazioni per la lettura dei ter- 

 mometri, un telajo a cristalli R fisso, un piccolo telajo a cristalli 

 S che può aprirsi a volontà, e finalmente una striscia fissa di 

 leino duro, tra R ed S, con una piccola apertura quadrata, in 

 continuazione dell'area della cassetta G, apertura che dà passag- 

 gio alla striscia di larice M. La terza cassetta (non rappresentata 

 nelle figure,), è fissata anche all' imposta, ma al di là della me- 

 desima, cioè dentro la finestra meteorologica, in continuazione ret- 

 tilinea con la cassetta G. Essa rinchiude 1' estremità della striscia 

 di larice M, e lascia solamente allo scoperto la spira T e il te- 

 laretto 5. 



Nel bel mezzo della finestra meteorologica stanno dunque, 

 liberamente esposti, il corpo termometrico e l'igrometrico. Alla 

 stessa altezza, e a poca distanza, ritrovansi nella finestra mede- 

 sima il termometro a massimi p, il termometro a minimi p', e 

 lo psicrometro % risultante da un termometro asciutto, un ter- 

 mometro bagnato e un ventilatore a ruota. Ciascuna delle ordi- 

 narie osservazioni meterologiche, offre naturalmente un termine 

 di confronto, cioè fa conoscere la significazione termometrica o 

 psicometrica di quei punti delle graduazioni arbitrarie ove in 

 quell' istante si ritrovano le punte dei martelletti h ed h' (fig. 4.) 



Delle due curve diurne che dà lo strumento, ambidue mi- 

 rabili per la regolarità delle indicazioni, è principalmente degna di 

 special menzione la curva psicromelrica. Il fascio di 40 capelli 

 sceltissimi, e preparati dal Salleron con massima cura e con un 

 suo metodo particolare, manifesta con la più scrupolosa preci- 

 sione le variazioni anche più piccole della umidità relativa. Sem- 

 brerà strano a prima giunta, che da un semplice igrometro a 

 capello ( perchè nello strumento in discorso, si fa uso di un 

 fascio di capelli e non di un solo capello, unicamente per accrescere la 

 forza di trazione), si possano ricavare esatti gradi psicrome- 

 trici. Però cesserà la meraviglia riflettendo, che stabilita una 

 volta la legge generale dei rapporti tra le indicazioni dello igro- 

 metro e quelli dello psicrometro, cioè ritrovata la chiave della 

 traduzione dei gradi arbitrari in gradi psicrometrici, i due stru- 

 menti sono esattamente comparabili. È stato constatato in più 

 modi, che le indicazioni di un igrometro a capello, bene in- 

 terpretate, cioè moltiplicate per coefficienti opportunamente de- 



