Elektrické měření účinku svétla na desku fotografickou. i i 



Výsledky pro přeexponování desek jsou velmi komplikované, 

 rozmanitým vyvíjením lze docíliti téměř jakéhokoliv resultatu. 



Charakteristickou křivku lze v průběhu jejím pozměniti sesílením 

 nebo seslabením negativu. Eder 24 ) ukázal, že křivka ppacity záleží 

 na délce vlny světla na desku působícího. Křivka ukazuje rychlejší 

 přeměnu z tvaru konvexního ve tvar přímky, osvětlí-li se Bvëtlein 

 jehož délka vlny blízka jest k délce vlny světla maximálního účinku 

 fotografického, nežli v případech, kdy délka vlny jest zna&něji od 

 nejpůsobivějšího světla odchylnou a kdy se konvexní tvar křivky zne- 

 náhla v přímku proměňuje. 



Již Miethe 26 ) ukázal, že červené světlo při příslušně prodlou- 

 žené exposici působí poměrně méně na desku fotografickou než světlo 

 modré. 



Precht a Heilbroner 27 ) dokázali, že zčernání desky při osvětlení 

 světlem červeným je nepoměrně menší při malé intensitě světelné, 

 zmenší-li se intensita světla červeného a modrého, nejsou změny zčer- 

 nání poměrné oněm změnám v intensitě, při světle červeném je 

 účinek rozhodně menší. 



6. Měření opacity vyžaduje fotometru. K měření absolutnímu hodí 

 se na př. fotometr Weberův, pro měření relativní, Eder odporučuje 

 mikrofotometr Hartmannův. 28 ) Fotometr tento skládá se ze dvou mikro- 

 skopů v pravém úhlu spojených. Ve vrcholu tohoto úhlu jest dvojitý 

 hranol Lujimer-Brodhunův, tak že společným okularem jest viděti 

 obrázek utvořený objektivem jednoho mikroskopu uprostřed a obrázek 

 utvořený objektivem druhého mikroskopu kolem dokola. U prostřed 

 pole viděti jest část měřené desky fotografické ze spoda osvětlené 

 týmž světelným zdrojem, který osvětluje též fotometrický klín, jehož 

 část určitě zobrazuje se kolem střední části zorného pole. Mikro- 

 metrickým šroubem posunuje se klín tak dlouho, až oba obrázky se 

 od sebe neodlišují. Klín fotometrický jest zhotoven z desky foto- 



24 ) J. M. Edee: „System der Sensitometrie photograpkiseker Platten 1- . 

 Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wissensch. in Wien 108. pg. 1407. 1899. 



25 j Jednotkou H M S označeno jest osvětlení lampou Hefnerovou ze vzdále- 

 nosti î m za 1 sec. 



Eder 1. c. 



26 ) A. Miethe: „Zur Actinometrie astronomisch-photographischer Fixstern- 

 aufnahm en" Rostock. 1890, nakl. E. Volkmann. 



27 ) J. Peecht; Archiv f. wissensch. Photographie 1. pg. 11, 57, 149; 

 277, 1899. 



28 ) J. Habtmann: „Apparat und Methode zur photographischen Messung 

 von Flächenhelligkeiten. Zeitschr. f. Instrumentenkunde 19. pg. 97. 1899. 



