Elektrické měření účinku svètla na desku fotografii kou 



19 



z úchylek elektrometru JE? X , pozorovaných mikroskopem se Skálou 

 v okkularu. Přibližné měření potenciálně diference desky D mohlo 

 býti provedno při předešlém spojení s tou změnou, že na přeměnovači 

 učiněno spojení 7/. Poněvadž pozorované différence potencialné byly 

 malé, utvořeno raději vždy spojení III. a rhéostat h\ nahrazen 

 rheostatem B 2 více můstkovým drátem Al>, elektrometr E l pak 

 mnohem citlivějším elektrometrem E 2 . 



Oba elektrometry upraveny dle výborných předpisů Ostwaldo- 

 vých, 38 ) elektrometr E, ve formě kapillary v podobě U zahnuté, méně 

 citlivý, druhý elektrometr ve formě kapillary rovné, která byla tak 

 úzká, že udržovala v rovnováze sloupec rtuti 40 cm vysoký. Meniskus 

 rtuti pozorován při tomto elektrometru mikroskopem 50kráte zvětšu- 

 jícím. Za stálé temperatury měnila se rovnovážná poloha menisku 

 tak málo, že nevyšel meniskus ze zorného pole. Kompensace dosa- 

 ženo snadno a velmi rychle posunováním proměněného kontaktu K. 



Přeměňovač byl tak zařízen, že se dalo spojení pólu desky D 

 s kontakty a a b rychle vyměniti. 



V článku Leclanchěově (od fy. Deckert a Homolka) nahrazena 

 tyčinka zinková válcem zinkovým, průlinčitou nádobu úplně obkliču- 

 jícím. Tato úprava osvědčila se znamenitě, jak vysvítá z následující 

 tabulky udávající elektrom. sílu užitého článku Leclanchéova během 

 as 3 neděl. 



Tabulka 1. Elektrom. síla článku Leclanch éova. 



Elektrom. 

 síla (volt) 



Temp. °C 



•5401 

 •5397 

 •5387 

 •5404 

 •5401 

 •5401 

 •5400 

 •5388 

 •5389 

 •5403 

 •5395 

 •5405 

 •5400 



22-2 

 23-0 

 22-7 

 22-8 

 23-7 

 237 

 23-8 

 21-2 

 213 

 18-9 

 189 

 18-9 

 19-4 



JS ) Viz Ostwald: „Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physikochemischer 

 Messungen" pag. 246—249. 1893. (Lipsko.) 



