(хххш)| 5 
Über eine wesentliche Vereinfachung meines Polarisationsphotometers für 
technische Zwecke. Von H. Wild. (Lu le 4 octobre 1888.) 
Im XXXII. Bande dieses Bulletins, S. 193 und folgende habe ich ein in 
der Sitzung der physico-mathematischen Classe unserer Akademie vom 
27. October (8. November) 1887 vorgezeigtes Polarisationsphotometer für 
technische Zwecke beschrieben. Bei Gelegenheit der von der Kaiserlich 
Russischen Technischen Gesellschaft veranstalteten Ausstellung von Naphta- 
producten und Beleuchtungsgegenständen, wo dasselbe ebenfalls comparirte, 
wurde von Technikern neben der Anerkennung gewisser Vorzüge des neuen 
Instruments daran ausgesetzt, dass die Justirung der verschiedenen Theile 
desselben, wie ich sie in meiner Beschreibung verlangte, zu umständlich sei 
und zu weitgehende Anforderungen an den Praktiker stelle; nur ein vom 
Lieferanten fertig justirtes und ganz einfach zu behandelndes Instrument 
hütte Aussicht, in der Technik zu ausgedehnter Verwerthung zu gelangen. 
Mit Rücksicht auf diese Bemerkungen und in Erwügung des Umstandes, 
dass gegenwärtig das Bunsen'sche Photometer in der Gastechnik und 
Electrotechnik weitaus das gebräuchlichste Instrument ist, stellte ich mir 
die Aufgabe, mein fragliches Photometer so abzuändern, dass jede Justi- 
rung daran seitens des Beobachters nach Empfang desselben aus den Hünden 
des Verfertigers überflüssig sei und dass dasselbe wo móglich bei jedem 
Bunsen'schen Photometer auf der Bank desselben ohne Weiteres und ohne 
Änderung der sonst üblichen Einstellungsweise an Stelle des Papiers mit 
dem Fettfleck und den verschiedenen Vorrichtungen zur Beobachtung des 
letztern von beiden Seiten gesetzt werden Кбппе. 
Diesen Bedingungen dürfte vollkommen die in der umstehenden Figur 
schematisch dargestellte Vorrichtung genügen, welche einfach an Stelle des 
üblichen Kastens mit dem Fettfleck-Papier beim Bunsen'schen Photometer 
zu setzen ist. 
Іп einem innen und aussen geschwürzten Holz- oder Metallkasten 4 В 
C D E sind an den Ecken eines eingeschriebenen Rhombus a b с d, dessen 
Winkel bei а und d gleich 66?30' ist, angebracht 1) bei а ein aus zwei 
mattweissen Cartonpapieren mit zwischengelegtem Staniolblatt bestehender 
_ Schirm « B, der den Winkel bei a halbirt, e, bei b enn c je ein dnce 
D _ un. ч et chim, T. XIII, p. 1. 
H 
