560 8. KOSTINSKY, SUR LES VARIATIONS DE LA LATIDUDE DE POULKOVO, [Ν. S. III 
division du niveau; quant au changement de la position et de la construction 
de l'instrument il faut avoir en vue principalement les changements de son 
azimut entre les passages de l'étoile dans l'Est et dans l'Ouest, puisque 
les changements de l'inclinaison et de la collimation s'excluent; il faut 
admettre seulement que ces dernieres sont constants durant fort peu 
de temps — le temps nécessaire pour l'observation; cette admission est bien 
fondée pour notre instrument, comme ce fut indiqué encore par W. Struve?). 
Plus tard, pour donner la possibilité de contrôler l'azimut de l'instrument 
aussi souvent que nous voulons, on a établi deux mires, qui ont regu récem- 
ment l'éclairage électrique; on fait la lecture de ces mires au commencement 
et à la fin de chaque observation, et le changement déduit de l'azimut entre l'Est 
et l'Ouest s'introduit dans le calcul; ainsi on exclue cette source d'erreurs. 
On introduit aussi dans le caleul la correction de l'effet de la marche 
diurne de l'horloge, employée pour les observations (Dent 586); on y par- 
vient à l'aide de comparaisons avec l'horloge normale de l'Observatoire, 
faites si sonvent que possible; la marche de l'horloge normale (Kessels) est 
excellente et toujours connue avec une exactitude suffisante“). Il faut 
remarquer que dans notre climat, où l'amplitude des variations annuelle de 
la température atteint 50° Cels. et davantage, il est trés difficile d'espérer 
que l'horloge, qui se trouve toujours à la salle des observations, pourrait 
marcher réguliérement pendant un temps plus long; il est donc nécessaire 
de corriger de temps en temps la marche de l'horloge pour l'avoir toujours 
assez petite; il faut dire la méme chose par rapport à l'inclinaison de l'axe 
horizontale de l'instrument. 
La valeur angulaire d'une division du niveau (Reichel) a été déterminée 
. plusieurs fois par les deux observateurs à l'aide de l'examinateur des niveaux 
de notre Observatoire; ces recherches ont été faites aux températures assez 
diverses (de +- 20? jusqu'au — 10? Cels.), ce qui a donné la possibilité de 
déduire l'influence de la température sur la valeur à déterminer; en exami- 
nant toutes les déterminations de la valeur d'une division du niveau, faites 
dés le 14 Avril 1890 jusqu'au 27 Aoüt 1892, j'ai trouvé les résultats sui- 
vants: de 28 déterminations, faites par M. Wanach: 
s = 146.34 — 0.38 {+ 0.018 £ 
3) W. Struve. — Notice sur l'instrument des passages de Repsold, établi à l'Observatoire 
de Poulkova dans le premier vertical (Bulletin scientifique publié par l'Académie Impér. des 
Sciences de St.-Pétersbourg, T. X, XV 14, 15, 16—1842). Voir aussi «Observations de Poulkova». 
Vol. HI. 
4) Les eomparaisons se font toutes les deux ou trois heures dans le courant des observa- 
tions mêmes. La marche de l'horloge normale est acceptée pour l'intervalle Juin 1891—Février 
1892 d'aprés la détermination au grand instrument des passages d'Ertel (M. Sokoloff) et du 
mois de Mars 1892— d'aprés la das au cercle méridien de Repsold (M. Romberg). 
Mélanges mathém. et astron. T. VII 
