BULLETIN 
"DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE στ. PETERSBOURG, 
Uber Unsicherheiten in den à Regnault'schen Spannkräften des Wasserdampfes 
unterhalb 100° und daraus entspringende Differenzen der Correctionen 
von Siedethermometern | ie nach ihrer Verificationsart. Von H. Wild, 
(Lu le 12 mai 1893.) 
Zu Anfang des Jahres 1893 erhielt das shynikelidche Central-Observa- 
torium von der physikalisch-mechanischen Werkstätte des Herrn R. Fuess 
einen hypsothermometrischen Apparat mit zwei zugehörigen Thermo- 
metern, welchen, ohne dass unsererseits ein bezüglicher Wunsch ausge- 
Sprochen worden war, Prüfungsbescheinigungen der deutschen 
physikalisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg vom 
27, October 1892, unterzeichnet vom Director der II. ARS derselben 
Dr. Löwenherz, beigefügt waren. 
Ich beschloss sofort, diesen Umstand dazu zu benutzen, um das Er- 
gebniss ganz unabhängiger Verificationen dieser beiden Thermometer nach 
der im physikalischen Central-Observatorium dazu benutzten Methode mit 
den in Charlottenburg erhaltenen Daten zu vergleichen. Nach den im 
Februar bei uns ausgeführten Verificationen ergab sich nün bei beiden 
Thermometern das auffallende Resultat, dass die Correctionen zufolge der 
Deutschen Reichsanstalt überwiegend negative waren und von 100? bis 84? 
sich in negativem Sinne um ungefähr 0702 vergrósserten, dass dagegen im 
physikalischen Central-Observatorium die Correctionen überwiegend positiv 
erhalten würden und in demselben Intervall von 100 bis 84^ allmählich im 
positiven Sinne um 0°03 resp. 0205 anwuchsen. Da bei den Zwischen- 
temperaturen ein regelmüssiger Übergang von der einen Differenz zur an- 
deren mit identischen Werthen zwischen 92^ und 94° sich zeigte und die 
Beobachtungsfehler höchstens + 0501 betrugen, so konnte als Ursache nur 
an eine durchaus verschiedene Verificationsweise in c—Üü und ἡ in 
St. Petersburg gedacht werden. 
Da Herr Lówenherz inzwischen gestorben war, so exiis ich. mich 
am 9/21. Februar zur Aufklärung: dieser auffallenden Differenz an den 
Präsidenten der physikalischen Reichsanstalt Herrn v. Helmholtz mit der _ 
. Bitte, mir eine gefällige Auskunft über das dortige Verfahren bei Prüfung 
der Siedethermometer geben zu lassen. Dieselbe ist mir auch Re: 
Melanges phys. et chim, T. XIII, p. 263. 
