2 H. WILD, ÜBER UNSICHERHEIT. IN D. REGNAULT'SCHEN SPANNKRAFTEN — [N.S.IV 
mit Schreiben vom 1./13, März zu Theil geworden, so dass ich nach 
Anstellung noch weiterer Verificationen bei uns jetzt im Falle bin, über 
die beiderseitigen Ergebnisse sowie die benutzten Beobachtungsmethoden 
Genaueres hier mitzutheilen und auf gewisse Unsicherheiten in den bezüg- 
lichen physikalischen Constanten als unzweifelhafte Ursache der gefundenen 
Differenzen hinzuweisen. 
Die Prüfung der Siedethermometer erfolgt in der physikalisch-techni- 
schen Reichsanstalt zu Charlottenburg durch Vergleichung mit einem 
Normalthermometer in den Dämpfen siedenden Wassers bei verschiedenen 
Drucken. Der dazu benutzte Siedeapparat ist vom Mechaniker R. Fuess 
construirt und in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1891 S. 1 folg. 
näher beschrieben. Die Angaben des Normalthermometers werden hierbei 
vermittelst des durch besondere Versuche ermittelten Druckcoefficienten auf 
760 mm; üusseren Druck reducirt, während die Angaben des geprüften Siede- 
thermometers eine Correction wegen äusseren Druckes nicht erfahren, um 
den beim praktischen Gebrauch der Siedethermometer zu Höhenmessungen 
obwaltenden Verhältnissen Rechnung zu tragen. Als Normale werden bei 
den Prüfungen in der Reichsanstalt Thermometer aus Jenaer Normalglas 
XVIII benutzt, deren Angaben vermittelst der daselbst festgestellten Cor- 
rectionen auf die Angaben des Luftthermometers reducirt werden. Die Er- 
mittelung dieser Correctionen ist in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 
1890 8.16 und folg: und S. 233 und folg. mitgetheilt und S. 246 sind auch 
die Resultate mit den von Chappuis im Bureau international des poids et 
mesures für Thermometer aus Tonnelot'schem Hartglas gefundenen zu- 
MEE app Darnach betrügt die grósste Abweichung der beiderlei 
Resultate bei 50° bloss 0018. und zwischen 80° und 100° nur 0,02. Die 
Reduetion auf das Luftthermometer ist nämlich 
: bei | für Jenaer Glas für Tonnelot’s Glas 
BR en 05054 — 0:052 
p — 0,028 — 0,029 
100 — 00 . — 0,000 
Bei den beiderlei Untersuchungen sind die Temperaturangaben in der 
gegenwürtig üblichen Weise für Kaliber, Gradwerth, Eispunktsünderung, 
Verminderung des inneren Druckes und für den herausragenden Faden voll- 
stándig corrigirt worden. 
Im physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg erfolgt nun 
die Verification der Siedethermometer allerdings in anderer Weise, indem 
nämlich die Angaben der letzteren in den Dämpfen siedenden Wassers bei 
verschiedenen Drucken mit den aus diesen gemessenen Drucken nach den 
Mélanges phys. et chim. T. XIII, p. 264. 
