(XXXVI) | DES WASSERDAMPFES UNTERHALB 100° U. DARAUS ENTSPR. DIFF. ETC. £3 
Regnault-Broch’schen Tafeln abgeleiteten wahren Siedetemperaturen des 
Wassers verglichen werden!) Als Siedeapparat wird bei uns ganz derselbe 
oben erwühnte, ebenfalls von R. Fuess construirte Apparat verwendet, so 
dass von daher kein Unterschied in den Resultaten entstehen kann. Ebenso 
wird an den Angaben der Siedethermometer bei uns wie dort keine Cor- 
rection wegen Abweichung vom äusseren Druck angebracht. Um die Tem- 
peratur des herausragenden Fadens bei unserem Apparat zur Anbringung 
der betreffenden Correction genauer bestimmen zu können, wird ein aus 
Spiegelglasplatten  zusammengesetztes Gefiiss über die herausragenden 
Thermometer-Enden auf den Deckel des Apparats gestülpt und ein an die 
Thermometerróhren sich anlegendes besonderes Thermometer zugleich mit 
jenen abgelesen. Diese Correction betrug bei den zu erwühnenden Ver- 
‘suchen im Maximum 0504 und im Durchschnitt nur 0,02 und kann jeden- 
falls nicht um mehr als 0201 unsicher sein. Ein erheblicherer Unterschied 
in den Resultaten der beiderlei Verifieationsmethoden kann also nur daraus 
entstehen, dass die wahren Siedetemperaturen des Wassers bei den ver- 
schiedenen Drucken in Charlottenburg direct den Angaben eines Normal- 
thermometers entnommen wurden, während dieselben in St. Petersburg aus 
den manometrisch bestimmten Drueken abgeleitet worden sind. Das bei uns 
hierzu verwendete, gut untersuchte Manometer gestattet den Druck mit 
einer absoluten Sicherheit von = 0,1 mm. zu messen, was einer Genauig- 
keit von = 020037 in Bestimmung der Siedetemperatur entsprieht. Dabei 
wurden die Quecksilbersiulen auf 0° und auf Normalschwere reducirt. Da 
Regnault bei seinen Bestimmungen der Spannkräfte des Wasserdampfes 
ebenfalls die Quecksilbersäulen auf 0° reducirte und mit einer Sicherheit 
Yon + 0,1 mm. maass, und ferner Broch bei der Neuberechnung der 
-Regnault'schen Beobachtungen 5) die Manometerhóhen auch auf Normal- 
‘schwere und die Temperaturen auf Normalgrade reducirt hat, so kann eine 
Differenz in den Resultaten der beiderlei Verificationsmethoden jetzt nur 
‘noch dadurch bedingt werden, dass bei den Regnault’schen Untersuchungen 
über die Spannkräfte der Wasserdämpfe, wie sie den Broch’schen Tafeln 
-zu Grande liegen, die benutzten Normal-Q ksilber-Th eter in 
"anderer oder unvollständigerer Weise corrigirt wurden, als. dies gegenwärtig 
zu geschehen pflegt und bei dem in Charlottenburg: benutzten Normal- 
thermometer geschehen ist. Eine geringe Differenz könnte auch aus einer 
-1) Für den praktischen Gebrauch der Siedethermometer werde unse e 
-formularen die Correetionen derselben nicht i en, sondern gleich in mm. Druck an- 
gegeben. 
j 2) Travaux et mém. du Bureau internat. 
vapeur d'eau. 
Mélanges phys. et chim. T. XIII, p. 265. 1” 
des poids et mesures. T.I, X IT, Tension de Ja : : 
ως A 
