4 H. WILD, ÜBER UNSICHERHEIT. IN D. REGNAULT'SCHEN SPANNKRAPTEN — [Ν. 8.19 
verschiedenen Berücksichtigung der Eispunktsänderungen der fraglichen 
Siedethermometer in Charlottenburg und in St. Petersburg entstanden sein. 
Die bei den Verificationen in Charlottenburg benutzten Normalthermo- 
meter sind, wie oben angegeben, zunächst in der gegenwärtig üblichen Weise 
auf Fehler des Calibers, auf die Lage der Normalpunkte nach den Regeln 
von Pernet (Siedepunkt bei Normaldruck und maximal deprimirter Eis- 
punkt), auf Eispunktsänderung bei der Beobachtung und auf Änderung 
ihrer Angaben durch inneren und äusseren Druck untersucht und sodann mit 
dem Luftthermometer verglichen worden. Unter Anbringung all’ dieser Cor- 
rectionen stellen also die damit erhaltenen Temperaturen Normalgrade 
‚des Luftthermometers dar. 
Regnault hat bei seinen Bestimmungen der Spannkräfte des Wasser- 
dampfes unterhalb 100° unmittelbar auch Quecksilber-Thermometer 
verwendet, deren Eispunkte je nach dem Siedepunkt bestimmt und somit 
nahe maximal deprimirte waren; die Siedepunkte aber hat Broch nach- 
triglich in seinen Tabellen auf Normaldruck reducirt, so dass den letztern 
-ebenfalls angenähert Normalgrade zu Grunde liegen. Auch auf die Normal- 
punktsünderungen wührend der Experimente hat Regnault Bedacht ge- 
nommen, indem er S. 580 seines bezüglichen Werkes: «Relations des ex- 
périences etc.» (T. XXI Mém. de l'Acad. des Sciences de France 1847) sagt: 
«nous avions soin de déterminer les points fixes des thermométres tous les 
jours». Da endlich Regnault alle seine Quecksilberthermometer mit dem 
Luftthermometer verglichen und seine schliesslichen Temperatur-Angaben 
dieses bezogen hat, so kónnte es, etwa bis auf die geringen Einflüsse des 
inneren und äusseren Druckes, scheinen, dass in den erwähnten Regnault- 
Broch'schen Tabellen die Temperaturen auch in Normalgraden des Luft- 
thermometers ausgedrückt sind und dass somit die Resultate der Verifica- 
tionen in Charlottenburg und St. Petersburg eigentlich ganz übereinstimmen 
‚sollten. — Beim näheren Zusehen ergiebt sich indessen, dass dies nicht genau 
der Fall ist. In seinem Werk schenkt nümlich Regnault durchweg nur den 
Differenzen zwischen den Angaben der Quecksilberthermometer und des 
Luftthermometers bei höheren Temperaturen als 100° Beachtung und, ob- 
schon er 7. B. 5. 226 für Quecksilberthermometer aus gewöhnlichem Glas 
bei 50° Differenzen bis 08 gegen das Luftthermometer gefunden hatte, 
sagt er S. 238 von den Unterschieden beider zwischen 0 und 100° doch: 
«les différences sont si petites, qu'il est difficile de les déterminer avec 
.quelque précision». Offenbar hat also zwischen 0 und 100? Regnault keine 
Reductionen der Quecksilberthermometer auf das Luftthermometer ange- 
bracht, so dass die in den Tabellen angegebenen Spannkräfte deshalb bei 
Beziehung auf das Luftthermometer durchweg für etwas niedrigere Tem- 
Mélanges phys. et chim. T. XIII, p. 266. 
