(XXXVD] ` DES WASSERDAMPFES UNTERHALB 100° U. DARAUS ENTSPR. DIFF. ETC. 9. 
κ 0306. beziehungsweise 0,99 mm. μι, Wenn wir also in einer -Hóhe von 
ungefähr 4800 m. aus der beobacht Siedetemperatur nach der Regnault- 
Broch schen Tafel den Barometerstand zur Bestimmung der Höhe ableiten, 
so würden wir einen Fehler von nahezu 20 m. erhalten. Es erscheint so- 
mit im Interesse der vielen wissenschaftlichen und technischen 
Anwendungen der Regnault’schen Spannkraftstafel des Wasser- 
dampfes dringend geboten, dieselbe unterhalb 100° unter Be- 
nutzung der neuesten sehr erheblichen Fortschritte in der Ther- 
mometrie einer experimentellen Revision zu unterwerfen. 
Bis eine solche Revision resp. Berichtigung erfolgt sein wird, ist es 
nun, wie wir gesehen haben, durchaus nicht gleichgültig, nach welcher 
Methode die Verification der Siedethermometer unserer zu hypsometrischen 
Zwecken bestimmten Apparate erfolgt. Es giebt vielmehr nur die im 
physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg befolgte 
Methode, die Correctionen aus den Ablesungen an einem Mano- 
meter (und nicht an einem Normalthermometer) abzuleiten, bis dorthin 
unzweifelhaft richtige Resultate. Dass wir nämlich, wie oben mitge- 
theilt, in unseren Verificationsformularen als Correctionen nur die Ab- 
weichungen der am Manometer beobachteten Drucke von den aus den An- 
gaben des Siedethermometers nach der Regnault-Broch’schen Tafel 
berechneten Spannkräfte angeben, ist lediglich eine Sache der Bequemlich- 
keit; wir könnten offenbar eben so gut ganz einfach, ohne Benutzung 
jener Tafel, direet den jedem Grade des Thermometers nach unseren Be- 
obachtungen zukommenden absoluten Druck angeben, so dass dasselbe ohne 
Weiteres wie ein Barometer zu verwenden wäre. Wegen der alsdann nöthi- 
gen Interpolation für die Zwischentemperaturen, deren uns jene von 0,1 zu 
071 fortschreitenden Tafeln) entheben, wäre indessen dieses Verfahren 
umständlich. Dass die hierbei benutzten Tafeln in unserem Fall keinen Ein- 
. fuss auf die schliessliche Bestimmung des Barometerstandes nach dem 
Hypsothermometer haben, ist selbstverständlich. Bei der praktischen An- 
wendung der zu Charlottenburg von der physikalisch-technischen Reichs- 
. anstalt bestimmten Correctionen der Siedethermometer für Hóhenmessungen 
werden dagegen die eventuell in den fraglichen Tafeln enthaltenen Fehler 
‚wirksam und bedingen rn Unsicherheiten in den Höhenbestim- 
= mungen. ; 
- en «Tables météorologiques internationales» (Paris, chez 
αντ, [pe aha, geben In dem Temperate Interval von 1° Me 
E 1019 die Spannkraft des Wasserdampfes nach Regnault-Broch sogar von 0,01 zu 0,01 an. 
- .- Hartl hat dieselbe in seiner eben erschienenen Schrift: «Vergleiche von Quecksilber-Baro- 
E metern mit Siede-Thermometern» (die übrigens nichts auf obige Frage Bezügliches enthält), 
Wien 1893, bis 8895 ausgedehnt. 
Mélanges phys. e& chim. T. XIII, p. 271. 
