(XXXVI) | DECLINATION IN ST. PETERSBURG-PAWLOWSK. 99 
ausgeführt worden 71. welches Instrument nur unwesentlich im Laufe der 
Zeit modificirt wurde und nur einmal eine, seine Angaben nicht weiter 
beeinflussende Umstellung erfuhr. Die Genauigkeit der Declinationsbe- 
stimmungen beträgt zur Zeit + 0,05. Das Local und die nächste Umgebung 
bis auf unschädliche Entfernung hin kann da jedenfalls als eisenfrei be- 
zeichnet werden. 
An die in unserer Tabelle zunächst aufgeführten Jahresmittel der abso- 
luten Declination in Pawlowsk, wie sie unmittelbar im I. Theil der Annalen 
des physikalischen Central-Observatoriums jeweilen in Jahres-Résumés der 
magnetischen Beobachtungen gegeben sind, haben wir zufolge den Bemer- 
kungen in den Einleitungen dazu noch folgende Correctionen anzubringen: 
1° gemäss Einleitung 1882, S. XII wegen irriger Miren-Azimute 
pro 1880 1881 1882 
Correction + 0712 + 0,24 + 0/32 
2° gemäss Einleitung 1883, S. IV und V zur Reduction auf ein ganz 
eisenfreies Untergestell: 
pro 1878—82 1883 
Correction + 0,13 + 0,06 
3° gemiiss Einleitung 1883, S. XXX und XXXIV wegen des Sprunges 
von 0,40 am 25. Juli 1881 (Einleitung 1881 S. XXV) 
pro 1879 1880 1881 1882 1883 
Correction —0/10 —0,20 —0;40 0/40 —0;20 
4^ gemiiss Einleitung 1892, S. IV wegen Eisengehalt der Arretirungs- 
Spitzen: 
pro 1885...:,4886;...1887..,; 1888. 1889, „1890 ...:4893 
Correction + 0/04 = 0/14 + 0,24 + 0,34 + 0,44. +0554 + 0,64 
So ergeben sich die in der Tabelle in der 4. Columne angeführten 
Gesammt-Correctionen, welche in den einzelnen Jahren anzubringen sind. 
Wollen wir nun die in St. Petersburg bestimmten Werthe der Declination 
mit den in Pawlowsk seit 1878 erhaltenen vergleichen, so miissen wir 
vorher jene auf diesen Ort reduciren. 
14) Eine ansführlichere Beschreibung gan Declinatoriums wird in Kurzem in den Me- 
moiren der Akademie erscheinen. Die Einleitungen zu den Beobachtungen von Pawlowsk ent- 
halten übrigens bereits das Wesentliche davon. 
Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 283. i 44 7* 
