■ 



\ 



e 



Annie. 



N-31 



er 



Avril 1886. m 



JOURNAL 



DES 



ECHANGES ET DES NOUVELLES 



Paraissant le i er et le 15 de chaq 



mois 



ADRESSER TOUT CE QUI CONCERNE 



LA REDACTION ET L'ADMINISTRATION 



Au bureau du journal 



RUE DE LA MONNAIE, 23 



ABONNEMENT ANNUEL : 



Payable d'avance en un mandat-poste a I'ordre du Directeur 



EMILE DEYROLLE 



PARIS 



France et Algeria 



Pays compris dans TUnion postale. . . , 

 Tous les autres pays 



(Affranchissement compris) 



6 fr. 



7 fr. 



8 fr. 





DIRECTEUR 



PAUL GROULT 



Secretaire de la Redaction 



LES ABONNEMENTS PARTENT DU l er JANVIER DE CHAQUE ANNEE 



Journal LE NATURALISTE est l'intermediaire offlcieux de tous les amateurs d'liistoire naturelle; il insure 



gratuitement toute demande d'6change et de renseianemeuts seientifiaues 6manant <1a sas Ahnnn^ 



=- • 



LE 



NOUVEAU MICROTOME 



A 



LEVIER 



Nous presentons a nos lecteurs un nouveau microtome, 

 dont rinvention est due a M. Hansen, l'employe special 

 de la maison Deyrolle pour la construction de ses instru- 

 ments de micrographie. 



L'apparition du microtome Thoma avail ete un evene- 



ment dans les sciences micrographiques ; 



d 



cet appareil etait un grand pas fait pour la regularity et la 

 finesse des sections : 

 pour les etudes serieu- 

 ses, ce genre de micro- 

 tome devenait indispen- 

 sable. Cet instrument 

 avait rendu de grands 

 services j usqu'a ce jour, 

 mais un perfectionne- 

 ment s'imposait ; c'est 

 ce que M. Hansen a 

 compris, et, a force de 

 longues recherclies et 

 de nombreux essais, la 

 maison Deyrolle pre- 

 sente aujourd'hui le 

 microtome a lev ier. 



e-C££*J!*S* 



Fig. 1. — Le microtome a levier, dit a cuvette fixe. 

 (Linstrument est monte pour les sections a sec, c'est a dire sans cuvette.) 



Les corps, dont on doit faire des sections tres minces, 

 ne peuvent etre coupes a i'air libre ; c'est dans les liquides, 

 principalement dans Talcool,que ces sections doivent elre 

 faites. Differents essais ont ete tentes pour donner au 

 microtome cette faculte de couper dans les liquides; le 



ment etait d'une part m<5ins stable et, toutes les pieces se 

 trouvant renversees, Tappareil manquait de precision et 

 etait sujet a de nombreux derangements. Dans le nouveau 

 microtome dont nous donnons la description, M. Hansen a 

 conserve la disposition primitive du microtome Tlioma, 

 mais il a completement modifie la partie portant Tobjet a 

 couper, ou pince, et la disposition de la vis micrometrique. 



Les sections peuvent se 

 faire dans les liquides 

 sans que Ton soitoblige 

 de retourner ou d'incli- 

 ner l'appareil; une cuve 

 se place sur Tappareil 

 et, a Taide d'un rasoir 

 coude, les sections se 

 font facilement. 



Ce microtome a deux 

 modeles : le n° 1 est a 

 cuvette fixe et necessite 

 deux pinces pour les 

 objets a couper, une 

 pour les sections a sec, 

 comme le montre la 

 figure 1, et une placee a demeure dans la cuvelle; le n° 2 

 est a cuvette mobile (voir plus loin fig. 4 et 5), aui s'eleve 

 ous'abaisse; une seule pince suffit. Nous avonsessaye ces 

 deux modeles, ils sont egalement tres pratiques et tres 

 precis; le n° 2 paraitrait peut-etre plus exact, a cause de 



moyen le plus employe a ete le renversement de la parlie ses deux pinces; en tout cas, les differences ne sont pas 



portant l'objet a couper dans une cuvette a eau ou a alcool. appreciates. 



Ce procede avait deux inconvenients tres graves : Tinstru- | L'appareil consiste dans un lourd pied en fonte ; le rasoir 



