212 



LE NATURALISTE 



> 



est fixe sur un bloc en cuivre qui glisse sur des regies 

 absolument planes en fonte ou en glace. 



s, 



Fl&. -2. — Coupe <le linstrument avec la cuvette. 



pied; C, cuvette; R, rasoir coude ; P, bloc portant le rasoir; 



B et B', regies sur lesquelles glisse le bloc P. 



La pince, destinee a porter les objets a couper, donne 

 les mouvements el lesinclinaisons dans tous les sens, a 



Fig. 3. 



Pince montrant les vis et les lames formant ressort. 



l'aide de vis a tete reposant sur des lames formant res- 

 sort. A Textremite droite de Tappareil se trouve la vis 

 micrometrique V (voir fig. 4 et 5), qui appuie verticalement 

 sur le levier L: Tautreextremite de ce levier. dont on voitle 



JL 



r 



Fig. 4. — Le microtome, a cuvette mobile. 

 C, cuvette monlant ou descendant i volonte par la vis D; 0, cylindre 

 la pince; V, vis micron^ trique; H, petit levier faisant fonctionner 

 J,, L, les deux bras du levier; R, rasoir coude. 



portant 

 la vis) 



micrometrique etant un demi-millimetre V, ehaque tour 

 complet de cette vis imprime au levier un effort qui est 

 traduit 5 fois moindre a Textremite du plus petit bras ; le 

 cylindre monterait done de 1/10 de millimetre. Ladite 



Fig. 5 



Le microtome avec la cuvette en projection horizontals 



V vis micrometrique; M arret fixe; N arret mobile ; II levier faisaut fonctionner 



la vis V. 



vis est munie d'une roue a 50 dents ; ehaque fois que la 

 roue avance d'une dent, le cylindre 0, qui porte Tobjet a 

 couper, s'eleve done de 1/500 de millimetre, ce qui permet 

 de faire les sections au 1/500 de millimetre. De 



■ 



plus, cette roue est munie d'un bras de levier II, qui per- 

 met de faire avancer la roue mecaniquement de 1, 3, 

 5 ..... dents; une piece mobile n se fixant a volonte sur 

 un arc divise et une piece fixe m forment arret a ce levier. 

 Tel est le principe de Tappareil; nous indiquerons 

 maintenant les details de construction pour les sections a 

 sec et dans les liquides avec Tappareil a cuvette mobile 

 ou a cuvette fixe. 



1° Cuvette fixe, — Dans le microtome a cuvette fixe, 

 Tappareil demande deux pinces, une pour les sections a 



Fig. 6. — Cuvette sans la pince. 



sec et une pour les sections dans les liquides ; cette der- 

 niere se trouve fixee dans la cuvette. Pour placer la 

 cuvette, la pince des sections a sec s'enleve par les deux 





Fig. 7. 



Le microtome k cuvette fixe avec la cuvette et le rasoir coude\ 



en position. 



point d'appui, releve le cylindre 0. portant la pince porte- 

 objet. Le point d'appui du levier est dispose dans le rap- 

 port - aux deux extremites ; Teffort fait par la vis V sera i 



5 vis placees en dessous de la tablette et est remplacee sur 



5 fois moindre a f autre bras du levier L Le pas de la vis | la meme tablette par la cuvette, qui est fixee au moyen 



