308 



LE NATURALISTE 



aux ouvrages destines a faire connaitre toutes les plantes 



d'un pays." 



On dit dans les campagnes que la Lavande eloigne les 

 insectes destructeurs; aussi en met-on dans les greniers, 

 la oil on place Ie ble; dans les families, on en suspend 

 des bouquets dans les armoires pour eviter la presence 

 des mites. L'essence de Lavande, obtenue avec les som- 

 mites fleuries de la Lavande officinale, est legerement 

 jaune, tres fluide, d'une odeur tres prononcee, rectifiee, 

 elle a une densite de 0,873 et bout a 186°; elle est an peu 

 soluble dans l'eau, soluble en toutes proportions, dans 

 l'alcool a 0,83, dans Tether, les huiles fixes et volatiles ; 

 cette essence fait une vive explosion avec l'iode en deve- 

 loppant des vapeurs jaunes, l'acide sulfurique la colore 

 en rouge brunatre fonce, en la rendant visqueuse. L'es- 

 sence de Lavande non rectifiee porte dans le commerce 

 le nom d'tiuile d'aspic, elle est preparee dans le midi de 

 la Trance: elle contient un hydrocarbure analogue a la 

 terebenthine et du camphre; elle est employee dans la 

 medecine velerinaire et pour la preparation de certains 

 vernis. Les pecheurs en mettent a leurs appats pour 

 prendre le poisson; la lavande stcechas s'emploie comme 

 antispasraodique, on la present dans l'asthme humide et 

 les affections pulmonaires avec atonie. 



Stmislas Martin. 



LES 



MICROSCOPES 



SIMPLES 



II est un fait que nous sommes heureux de constater, 

 e'est que la loupe montee ou microscope simple revient 

 maintenant en faveur aupres des microgra plies. En France 

 surlout, le microscope simple etait tombe ces dernieres 

 annees dans un oubli presque complet; on consid^rait la 

 loupe montee comme un instrument peu serieux, tout au 

 plus bon pour des enfants. Tous nos maitres en histologic 

 deploraient cet abandon et ne cessaient d'enumerer tou- 

 tes les qualiles de cet appareil afin de ramener les egares ; 

 mais aujourd'hui la cause est gagnee, le microscope sim- 



pie reprend ses droits. 



II est, en effet, indispensable au inicrographe pour 

 toutes les dissections elles preparations a faire sous cer- 

 tains grossissements, qui ne doivent pas depasser 40 a 50 

 diametres ; le maniement en est simple, les images four- 

 nies sont netteset droites. Bon nombre de modeles ont ete 

 crees, mais nous ne citerons que les plus recents, qui 

 comportent tous les perfectionnements optiques et meca- 

 niques reclames a ce jour. 



Le doublet imagine en 1820 par Wollaston, consiste 

 essentiellement en un systeme de deux lentilles plan- 

 convexes, dont la surface plane doit etre tournee vers 

 l'objet ; un diaphragme les separe et les verres sont a 

 monture fixe. La partie superieure du doublet porte une 

 piece conique et noircie, contre laquelie l'ceil vient s'appli- 

 quer. Ce systeme de lentilles constitue la partie optique 

 du microscope simple. Le doublet se monte sur un pied, 

 avec platine, miroir, etc., telle est la partie mecanique. 



C'est cette derniere partie que nous decrirons en detail 

 dans les deux modeles que nous citons plus loin. 



La figure 1 represente un modele que Ton peut consi- 

 derer comme le plus pratique et comme le plus precis. II 

 se compose d'un leurd pied en cuivre portant une colonne 

 verticale. egalemenl en cuivre, qui soutient une large 



Fig. 1. 



tablette ou platine, avec pinces ou valets, destines a main- 

 tenir la lame sur laquelie est place l'objet. La colonne 

 verticale est creuse et dans l'inlerieur monte ou descend 

 une ti°-e verticale en cuivre, a Taide d'une cremaillere de 





precision, mise en mouvement par un double bouton 

 molete. Cette tige mobile porte un bras horizontal, a mou- 

 vement lateral, destine a porter a son extremite les dou- 

 blets. La partie inferieure de la platine porte un miroir 

 triarticule qui permet Teclairage en dessus ou en dessous 

 de la platine, suivant que l'objet est transparent ou opa- 

 que. La partie oplique de eel instrument consiste en deux 

 doublets achromatiques, fournissant trois grossissements 

 en devissant Tun d'eux, et donne ui grossissement 

 maximum de 35 diametres environ De chaque cole de la 

 platine se trouve un phtl incline mobile, c'esl-a-dire pou- 

 vant s'enlever a volonle, et destine a servir d'appui aux 

 mains dans les dissections. Ce dispositif est tres commode 

 lorsqu'on a coutume de s'en servir, et ne gene pas 

 l'observateur qui ne veul pas les employer, puisqu'ils peu- 

 vent s'enlever. En effet, bon nombre de personnes trou- 

 vent les appuie-mains fort utiles et en cela nous sommes 

 de leur avis ; bon nombre d'autres, au contraire, les trou- 

 ventinutiles : la pratique enseignera du reste a chacun la 



methodo qu'il doit suivre. 



Voici done la loupe montee, le microscope simple le 

 plus pratique, tel que nous venons de le decrire. Pour 

 faire de cet instrument un appareil absolument perfec- 

 tionne, il fallait qu'il put se transformer a volonte et 

 tres rapidement en microscope compose, soit pour des 

 observations rapides, soit pour des dissections sous des 

 grossissements considerables. Le construcleur de cet 

 appareil y a songe et, par l'adjonction de certaines pieces, 

 la loupe montee est transformee en microscope compose. 



On enleve le bras porte-doublet en devissant la vis de 





