LE NATURALISTE 



309 





tete placee a Pextremit6 de la tige montante et on le 

 remplace par un autre bras portant un canon dans lequel 

 se meut un tube de microscope ; ce tube possede, comme 

 tous les microscopes de construction recente, la vis 

 universelle, et recoil des objeclifs a grand angle d'ouver- 

 ture. La mise au point se fait par la cremaillere ou par le 

 tirage du tube a frollement doux dans le canon. La 

 figure 2 represente Pappareil ainsi modifie : les deux 



. - 



Fig 2. 



appuie-mains ont ele enleves ; le miroir sert comme pro- 

 cedemmenl a Peclairage en dessous et en dessus. Pour ley 

 dissections a faire sous ce microscope on n'a qu'a mettre 

 un occulaireredresseur(fig 3) eta retablir les deux appuie- 

 mains. 



Fig. 3. 



Pour les objeclifs a employer on pourra se contenler des 

 cinq premiers numeros (serie Deyrolle); Pabsence forcee 

 de vismicrometriquerendrait la mise au point peu facile en 

 employant les objectifs de numero superieur. Nous pou- 

 vons dire ici que tous les micrographes qui se sont servis 

 de ce modele simple el modifie out ele pleinement satis - 

 faits des resultals obtenus ; c'est un devoir que de signaler 

 ce fait. 



Nous decrirons encore un modele (fig. I) que nous pour- 



rons appeler modele n° 2, qui, tout en elant d'une construc- 

 tion simple eleconomique,renddesservieesincontestables ; 

 cet instrument ne se transforme pas, il reste loupe mon- 

 tee. Le pied est en fonte de fer; la plaline repose sur une 

 colonne en cuivre ; la mise au point se fail par une double 





Fig. i 



cremaillere. etc., le dispositif est analogue au precedent 

 modele. Le miroir eelaire par transparence. La partie opti- 

 que se compose de deux doublets donnant trois grossisse- 

 ments en devissant Tun d'eux, et fournit 18 diametres 

 maximum. 



En resume, nous ne saurions trop recommander Pem- 

 ploi de la loupe monlee aux micrographes, aux bota- 

 nistes, aux entomologistes, etc., en un mot aux natura- 

 listes; on ne saurait croire les services que rendenl ces 

 instruments. On les a negliges, abandonnes meme, pen- 

 dant un certain temps: mais aujourd'hui leur emploi est 

 affirme, ainsi que nous le constations plus liaut. 



Paul TiRorLT. 



CHRONIQUE 



La temperature plurieuse et fraiche du mois dejuin 

 •'ernier a favorise le developpement d'un fleau redoutable, 

 lanthracnose, dont les degats avaient ele a peu pres insi- 

 :nifiants depuis quelques annees. Les vignobles de la 

 parlie sud de l'Ardeche ont souffert beaucoup des ravages 

 de ce cryptogame, que 1'on avait d\autanl moins eu 

 l'idee de combattre que Pen s'en croyait debarrasse. Dans 

 les cultures. 1'antliracnose a sevi surlout sur les varieties 

 des pays chauds, sur les vignes de la Sicile, de la Grece, 

 de PAsie-Mineure, etc. Nos varietes du Nord sont jusqiPici 

 peu ou point atteintes : le Portugais bleu, qui est habi- 

 tuellement un des premiers pris, a jusqu'ici resiste et ne 

 presente que de tres rares taches d'anthraenose : il a 

 d'ailleurs assez bien resisle a la eoulure, surtout dans les 

 sols chauds bien exposes au midi. 



Pour conserve! 1 les 



Mede 



cine & Alger, M. Domenech se sert du phenol 1 partie, 

 ileool a 36° 3 parties et 2 de glycerine. Celte solution est 





