51 



52 



Sauberkeit der Schneiden, eine sehr merk- 

 liche Grösse erreichen. 



Welche Eigenschaften das Object selbst 

 haben soll, um scharfe und möglichst weit 

 theoretisch verwerthbare Messungen zu ge- 

 statten, ergibt sich zum Theil schon aus dem 

 früher Gesagten. Damit der Einfluss der seit- 

 lichen Superposition der Sauerstoffspannun- 

 gen unmerklich werde, muss es wenigstens in 

 der Richtung senkrecht zu den Fraunhofer- 

 schen Streifen sehr schmal sein, um so schmä- 

 ler natürlich, ein je kleineres Mikrospectrum 

 man verwendet, mit anderen Worten je stär- 

 ker das zur Protection benutzte Objectiv- 

 system. Die Grösse des Abstandes der Strei- 

 fen B und C zu überschreiten, dürfte nicht 

 rathsam sein , falls man sich nicht auf 

 Messungen im stark brechbaren Theil des 

 Spectrums beschränkt. — Ist das Object 

 cylindrisch oder doch länglich, so muss es 

 selbstverständlich mit der Längsaxe genau 

 horizontal und parallel den Spalträndern 

 gelagert werden. 



Auch sein verticaler Durchmesser soll 

 möglichst gering sein, damit der oben bei der 

 Methode der simultanen Beobachtung bereits 

 besprochene Einfluss ungleicher Entfernung 

 der assimilirenden Theilchen von den reagi- 

 renden Bakterien sich möglichst wenig gel- 

 tend mache. 



Dabei ist es wünschenswerth, dass die Fär- 

 bung intensiv, der Gehalt an Chromophyll 

 also möglichst gross sei. Es gelingt sonst nicht 

 leicht, eine zur Anstellung scharfer Reaetio- 

 nen genügende Menge von Bakterien um die 

 Zelle zu versammeln. Da schon ein einziges 

 Chlorophyllkorn im Lichte sehr merkliche 

 Wirkungen äussert, braucht die Dicke der 

 wirksamen Schicht einige Tausendstelmilli- 

 meter nicht zu überschreiten. Dass die Licht- 

 quelle während der Versuchsdauer in jeder 

 Beziehung constant sein müsse, bedarf nicht 

 besonderer Hervorhebung. Ebensowenig, dass 

 das Spectrum möglichst scharf, genau in der 

 horizontalen Durchschnittsebene des Objects 

 entworfen werden soll. 



Weniger überflüssig dürfte eine die absolute 

 Stärke der Lichtquelle betreffende Bemerkung 

 sein. Diese ist so zu wählen, dass die Spalt- 

 weiten, bei welchen die Reaction eintritt, 

 weder ausserordentlich gering, noch sehr 

 gross ausfallen. In nächster Nähe des Null- 

 punktes — dessen Lage immer vorher genau 

 zu controliren ist — haben schon sehr kleine 

 Fehler grosses Gewicht, gleichviel ob sie von 



unrichtiger Einstellung, Irrthümern beim 

 Ablesen oder falscher Lage des Nullpunktes 

 herrühren. Auch können, bei Anwendung von 

 Sonnenlicht, die Fraunhofer'schen wie die 

 dazu senkrechten, von Ungleichmässigkeiten 

 der Spaltränder herrührenden Streifen und 

 Bänder stören. Zu grosse Spaltweiten sind 

 andererseits wegen des unten noch näher zu 

 besprechenden Einflusses der Superposition 

 verschieden brechbarer Strahlengattungen zu 

 vermeiden. Sonnenlicht muss in jedem Fall 

 vorher abgeschwächt werden. Ich schalte zu 

 dem Zwecke zwischen Heliostat und Spiegel 

 des Mikroskops unmittelbar vor letzterem 

 eine oder zwei Scheiben von rein weissem 

 matten Glase ein. 



Um alles etwa von unten her neben dem 

 Objectiv des Mikrospectralapparates einfal- 

 lende Licht auszuschliessen, wird unmittelbar 

 unter demObjecttisch ein nur mit einer cen- 

 tralen Durchbohrung für das projicirende 

 System versehener undurchsichtiger Schirm 

 angebracht. 



Durchaus nöthig ist weiter, dass die Be- 

 obachtungen in der Dunkelkammer und aus- 

 serdem im Dunkelkasten vorgenommen wer- 

 den. Es wird dann nicht nur eine Störung 

 durch seitlich von oben auf das Object fal- 

 lendes Licht ausgeschlossen, sondern nament- 

 lich auch die Empfindlichkeit des Auges so 

 bedeutend gesteigert, dass noch bei viel 

 geringerer Spaltweite als sonst deutliches 

 Unterscheiden möglich ist. 



Aus letzterem Grunde kann es wünschens- 

 werth sein, das Spectrum, mit Ausnahme des 

 schmalen Bezirks, in dem gerade beobachtet 

 wird, abzublenden. Zu dem Zweck habe 

 ich im Ocular, unmittelbar unter dem die 

 Mikrometertheilung tragenden Diaphragma, 

 eine passende Schiebervorrichtung anbringen 

 lassen. (Schluss folgt.) 



Litteratui'. 



Che misch -pharm akognostis cheUnter- 

 suchung der braunen amerikani- 

 schen Chinarinden aus der Sammlung 

 des pharmaceutischen Institutes der Uni- 

 versität Dorpat von Ufa Parfenow. 

 Inaug.-Diss. Dorpat 1885. 



Der Verf. hat sich zur Aufgabe gemacht, die in der 

 Dorpater Sammlung enthaltenen braunen Rinden 

 aus Amerika einer chemischen und pharmako- 

 gnostischen Untersuchung zu. unterwerfen. Die 

 Arbeit zerfällt daher naturgemäss in zwei Theilc, einen 





