185 



186 



stets in einem Wassertropfen auf einen 

 Objectträger aus weissem Spiegelglas ge- 

 bracht und mit einem grossen Deckglase 

 bedeckt; sollte die Wasserschicht während der 

 Beobachtungszeit durch Verdunstung sich 

 wirklich verringert haben , so wurde vom 

 Rande her für Ergänzung des Wassers gesorgt. 



Der so mit dem zu untersuchenden Pflan- 

 zentheile beschickte Objectträger ward ganz 

 nahe an den Spalt herangerückt und möglichst 

 genau parallel zu demselben, beziehungsweise 

 normal zur Axe des Spaltrohrs, eingestellt; 

 dabei war das Deckglas dem Spalt zugekehrt, 

 wodurch die grösstmögliche Annäherung des 

 Objects erreicht wurde, welches nunmehr die 

 untere Spalthälfte beschattete. Zwischen die 

 Collimatorlinse der Lampe und das Object 

 ward ein undurchsichtiger Schirm eingeschal- 

 tet und nur während der wenigen Augen- 

 blicke entfernt, welche das Gleichmachen 

 der beiden Spectren erforderte. Bei dieser 

 Vorsichtsmaassregel ward jede störende Er- 

 wärmung des Objectes durch die Lampen- 

 strahlen ausgeschlossen. 



Das Skalenrohr des Photometers ward 

 ebenfalls durch eine Petroleumlampe erleuch- 

 tet. Vor derselben befand sich ein gleichfalls 

 verstellbarer Schirm, welcher das Licht die- 

 ser Lampe unter allen Umständen vom Auge 

 des Beobachters abblendete. Eine leichte 

 Bewegung des Schirms genügte, um das 

 Skalenrohr zu erhellen oder dunkel zu las- 



sen : 



letzteres geschah stets während der 



Beobachtung des Spectrums. Die Skala mei- 

 nes Instrumentes ist eine Millimeterskala, 

 deren Theilstrich 100 ich auf die Natronlinie 

 einstellte. In einer Tabelle stellte ich die für 

 die einzelnen Skalenabschnitte berechneten 

 Wellenlängen zusammen, und sind in den 

 nachstehenden Mittheilungen die Spectral- 

 bezirke stets nach Wellenlängen definirt. 



Ist der Apparat zur Beobachtung richtig 

 eingestellt, so sieht man zwei Spectren genau 

 über einander fallen, das Spectrum der unge- 

 schwächten Lichtquelle und das durch das 

 eingeschaltete Object geschwächte Spectrum. 

 Man isolirt dann mittelst der Ocularschieber 

 einen bestimmten ' Spectralbezirk, der ver- 

 schiedene Breite haben kann, aber nur Strah- 

 len homogener Farbe enthalten darf, um die 

 grösste Empfindlichkeit unseres Auges für 

 einen Unterschied in der Helligkeit zu bedin- 

 gen. Die Abgrenzung dieses Spectralbezirks 

 nach dei Skala ward stets bei verdunkeltem 

 Spalt ausgeführt. 



Die Beobachtung an diesem Photometer 

 besteht nun darin, dass, wenn das Auge in 

 dem zu untersuchenden isolirten Spectral- 

 bezirk — derselbe möge beispielsweise im 

 Grün gelegen sein — dunkles Grün und 

 helles Grün über einander liegen sieht, durch 

 Drehung eines Nikols das hellere Grün so 

 weit verdunkelt wird, bis beide Lichtflächen 

 vollkommen gleich hell erscheinen. Es kommt 

 dann darauf an, den Winkel zu bestimmen, 

 um welchen die Polarisationsebene des Nikols 

 gedreht werden musste, um das Licht des 

 ungeschwächten Spectrums auf die Hellig- 

 keitsstufe des geschwächten herabzumindern. 

 Die Ablesung dieses Winkels a geschieht an 

 einer Kreistheilung in Grade, wobei ich dar- 

 auf verzichtet habe, kleinere Differenzen als 

 Viertelgrade abzulesen. 



Bezeichnen wir mit J und J' die Licht- 

 stärke der beiden Spectren, so ist 



J'= J"tang 2 a 

 und da man J, d. h. die Lichtintensität des 

 ungeschwächten Spectrums = 1 setzen kann, 

 so ist J' = tang 2 «. 



Es sind also die Quadrate der Tangenten 

 für die abgelesenen Werthe von « zu berech- 

 nen, wofür ich mir eine Tabelle entwarf, 

 deren Zahlen ich in der dritten Decimale 



abrundete ; 



Genauigkeit ist 



überflüssig, weil viel grössere Quellen der 

 Ungenauigkeit in denObjecten selbst liegen. 



In dem ermittelten Werthe tang 2 « hat man 

 die Menge des in einem bestimmten Bezirk 

 des durch die Absorption geschwächten 

 Spectrums hindurchgegangenen Lichtes 

 in Theilen der Lichtmenge des ungeschwäch- 

 ten Spectrums in demselben Spectralbezirke. 

 Will man statt dessen aus dem Werthe von a 

 die Menge des absorbirten Lichtes berech- 

 nen, so geschieht dies nach der Formel 

 A = 1 — tang 2 «. 



Hat man nun das Spectrum in eine Anzahl 

 willkürlich abzugrenzender Bezirke zerlegt *) 

 und für jeden einzeln die relative Lichtstärke, 

 d. h. den Werth tang 2 a bestimmt, so gewinnt 

 man als Gesammtergebniss eine Curve, welche 

 das ganze Spectrum durchzieht und die 

 Wellenlängen zu Abscissen, die ermittelten 

 Lichtstärken zu Ordinaten hat; diese Curve 

 veranschaulicht dann die Gesammtabsorption 

 im geschwächten Spectrum. 



') Da .es sich um ein prismatisches Spectrum han- 

 delt, so wird man die Bezirke im Roth schmaler wäh- 

 len als im Blau und Violett; d.h. schmaler nach Ska- 

 lentheilen, die ja im Roth eine viel grössere Zahl von 

 Wellenlängen umfassen als im Blau. 



