58 Entomologische Blätter 1914, Heft 1/2. 



C. Das Mikroskop im Dienste des Coleopterologen. 



Zur Untersuchung der Beine, Fühler, Mundteile, Kopulationsorgane usw. 

 der Käfer und zur Fertigung der notwendigen Präparate benötigt der vor- 

 geschrittenere Coleopterologe eines geeigneten Mikroskops. Die im Handel im 

 allgemeinen angebotenen Mikroskope sind hierfür nicht gut geeignet, ins- 

 besondere ist ein Präparieren und Zerlegen des Tieres unter dem bildumkehren- 

 den gewöhnlichen Mikroskop kaum ausführbar. Hierzu ist vielmehr ein Prismen- 

 tubus, wie er in doppelter Anordnung bei den leider außerordentlich teueren 

 Binokularmikroskopen verwendet wird, erforderlich. 



Durch diesen Tubus wird das Bild des. Objekts aufrecht gestellt und da- 

 durch die Möglichkeit geboten, auch bei starker Vergrößerung bei einiger Übung 

 noch direkt unter dem Mikroskop Zergliederungen usw. vorzunehmen. Im 

 allgemeinen bedient man sich zur Anfertigung der Präparate zunächst der Lupe. 

 Das von mir gebrauchte sogenannte Lupenmikroskop, dessen nähere Be- 

 schreibung ich hierunter gebe, ist in jeder Beziehung den Coleopterologen für 

 den Gebrauch zu empfehlen. 



Das Stativ besteht aus einem schweren Fuß mit großem von einer 

 geschliffenen Glasplatte bedeckten Tisch, dem Lupen- bzw. Tubushalter mit 

 Gelenk zum Absuchen großer Präparate, einer Einstellung durch Zahn und 

 Trieb, einer Beleuchtung für durchfallendes Licht durch Planspiegel und Milch- 

 glasplatte. In dem zugehörigen Schränkchen befinden sich mit Leder über- 

 zogene Handauflagen, die beim Gebrauch in seitliche Knöpfe des Tisches ein- 

 gehängt werden. Beim Präparieren unter auffallendem Licht bediene ich mich 

 eines besonderen leicht abschraubbaren Hohlspiegels. Zum Tubus mit Okular 

 gehören drei achromatische Objektive, Nr. 1, 2 und 3, die eine 20-, 42- und 90- 

 fache Vergrößerung ergeben. An Stelle des Prismentubus können auch 

 aplanatische Lupen mit 8-, 16- und 20facher Vergrößerung ohne weiteres in 

 den Lupenhalter gesteckt werden. 



Der Preis des ganzen Apparates setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zu- 

 sammen : 



Lupenmikroskop, d. h. Stativ mit der oben 

 genannten Ausrüstung in einem Holz- 



schränkchen 40, — M. 



Prismentubus mit Okular ... ... 40, — „ 



3 Objektive ä 15 M 45,— „ 



3 Lupen k 10 M 30.— „ 



1 abschraubbarer oberständiger Hohlspie gel 3,50 „ 



zusammen 158,50 M. 



Ich selbst habe nur einen Teil dieser Ausrüstung im Gebrauch, nämlich 

 das Mikroskop einschließlich Prismentubus zu 80 M., die Objektive Nr. 2 und 3 

 zu 30 M., die Lupe mit 16facher Vergrößerung zu 10 M. und den Hohlspiegel 

 zu 3,50 M., so daß für die meisten Fälle eine Aufwendung von 123,50 M. ein 

 wirklich brauchbares Arbeitsinstrument ergibt. Alle übrigen Teile kann man 

 natürlich nachbestellen, vielleicht begnügt sich mancher zunächst nur mit 

 einem Objektiv, so daß der Preis sich um weitere 15 M. ermäßigt. Die Ver- 

 größerung (bis 90facli) ist für die oben genannten Untersuchungen völlig aus- 

 reichend, die Optik aller Teile ist vorzüglich klar und scharf. Ich bin mit dem 

 von der Firma Ernst Leitz in Wetzlar bezogenen Mikroskop in jeder Beziehung- 

 zufrieden. 



Ein dem Prismentubus oder den Lupen leicht aufzusetzender Zeichen- 

 apparat nach Abbe oder nach Dr. Oh aus (für Coleopterologen besonders 

 geeignet) kostet 30 M. Er läßt sich oft mit Vorteil verwenden. 



Da ich selbst erst lange nach einem passenden Mikroskop Umschau 

 gehalten habe, ehe ich das vorstehend geschilderte Instrument erhielt, glaube 

 ich zum Nutzen manches Kollegen diese Ausführungen hier bringen zu sollen. 



Ein weiterer kleiner Artikel über die Anfertigung mikroskopischer 

 Dauerpräparate der meistuntersuchten Körperteile der Coleopteren wird später 

 folgen. H. Bickhardt, Cassel. 



