82 



Entomologische Blätter 1911, Heft i. 



einem netzartigen Stoff (Stramin) mit einer Maschenweite von 2 bis 



3 mm, in welchen das Gesiebe untergebracht wird. Hierauf wird die 



obere Oeffnung des Apparates mit einem Deckel verschlossen und 



der ganze Apparat mittelst der angebrachten Schnüre an einem 



trockenen Orte aufgehängt. Durch das allmähliche Austrocknen der 



Erde beunruhigt, verlassen die Tiere 



das Gesiebe durch die Maschen der 



Säcke und fallen in das unten hängende 



Glas, dessen Inhalt man von Zeit zu 



Zeit mit feinmaschigen Handsieben 



aussucht. Um die Austrocknung > des 



Gesiebes zu beschleunigen, empfiehlt 



es sich, dasselbe öfters auszuleeren und 



neuerdings durcheinanderzumengen. 



Dieser neue Ausleseapparat hat 

 den Vorteil, daß er große Mengen, 

 von Gesiebe faßt und ein Sortieren 

 des Materials nach Feinheitsgraden 

 überflüssig macht. Er arbeitet sehr 

 sicher, aber ebenso, wie bei den Holz- 

 schachteln dauert es mehrere Wochen, 

 bis das Gesiebe vollkommen ausge- 

 trocknet ist und alle Tiere dasselbe 

 verlassen haben. Bei größerer Luft- 

 trockenheit sterben die Tiere in dem 

 Glase- sehr rasch ab. Um dies zu 

 vermeiden, ist es unbedingt nötig, 

 einen in ein Stückchen dünner Lein- 

 wand oder noch besser sehr fein- 

 maschiger Seidengaze eingebundenen 

 feuchten Wattebausch in das Glas zu 

 legen. Erschütterungen des Apparates 

 müssen nach . Tunlichkeit vermieden 

 "werden, damit möglichst wen ig Erde 

 in das Glas fällt. 



8. Methode Berlese. In der 

 Zeitschrift „Redia",; Vol. ll (1905), 



pag. 85 — 89, hat Professor Berlese einen Apparat bekannt ge- 

 macht, welchen er zum automatischen Auslesen kleiner Tiere aus 

 dem Gesiebe verwendet. . Der Apparat (Fig r 8 und 9) hat folgenden 

 Bau. Ein steilwandiger Metalltrichter taucht in einen mit Wasser 

 gefüllten Rezipienten und trägt an seinem unteren freien Ende ein 

 mit Alkohol gefülltes Sammelglas. Auf die weite obere Partie des 

 Trichters wird ein aus Metall bestehender Siebeinsatz aufgesetzt. 

 Auf diesen Siebeinsatz schüttet man das auszulesende Material, nach- 

 dem vorher das Wasser im Rezipienten auf eine Temperatur von 60 



Fig. 7. , 



Auslese apparat nach Moczarski. 

 Eine Wand des Apparates ist teil- 

 weise aufgetrennt, um das Innere 

 desselben zu zeigen. . 



