36. Jahrgang. 



Nr. 11. 



15. März 1878. 



BOTANISCHE ZEITUNG. 



Redaction: A. de Bary. — 6f. Kraus. 



Inhalt. Orlg. : P. Krutizky, Beschreibung eines zur Bestimmung der von den Pflanzen aufgenommenen und 

 verdunsteten Wassermenge dienenden Apparates. — W. Breitenbach, Ueber Asparagus officinalis, eine 

 triöcische Pflanze. — Gesellschaften: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. ■ — Schlesische 

 Gesellschaft für vaterl. Cultur — Berichtigung. 



Beschreibung eines zur Bestimmung 

 der von den Pflanzen aufgenommenen 

 und verdunsteten Wassermenge die- 

 nenden Apparates. 



Mit 1 Holzschnitt. 



Zu den bisher gebräuchlichen Methoden, die 

 Quantität des von den Blättern verdunsteten 

 Wassers zu messen, füge ich hiermit noch 

 eine hinzu, welche mir bequemer und einfacher 

 als die übrigen zu sein scheint. 



In das eine Ende einer Uförmigen Röhre, 

 die mit ausgekochtem Wasser gefüllt, wird 

 durch den Kork ein Siphon hineingestellt, 

 welcher gleichfalls Wasser enthält. In das 

 andere Ende der Röhre ist unter dem Wasser 

 ein abgeschnittenes, mittels Kork festgehal- 

 tenes Blatt eingesetzt und luftdicht verkittet. 

 Dann wird ein mit einer Röhre versehener 

 Schwimmer (a) in der Weise unter das freie 

 kurze Ende des Siphons gebracht, dass die 

 Oberfläche des in demselben befindlichen 

 Wassers auf der gleichen Höhe mit dem in 

 den beiden Armen der Uförmigen zu liegen 

 komme. Bis zu derselben Höhe wird auch das 

 Wasser in dem den Schwimmer enthaltenden 

 Gefässe erhoben und darauf mit einer dünnen 

 Schicht Oel sowohl im Gefässe als auch im 

 Schwimmer Übergossen. Der aus Glas verfer- 

 tigte und die Form eines Areometers habende 

 Schwimmer ist dergestalt eingerichtet, dass, 

 sobald er bis zu der Stelle, wo die Theilungen 

 beginnen, mit Wasser gefüllt ist, genau bis 

 zum Nullpunkte in das ihn umgebende Was- 

 ser einsinken muss. Die an ihm befindliche 

 Röhre ist in Millimeter eingetheilt. Auf diese 

 Weise wird das vom Blattstiel oder gar dem 

 ganzen Pflänzchen (ich habe das Experiment 

 an einer kleinen Fuchsia gemacht) aus dem 

 Gefässe durch die Blattspreite verdunstete 



und aufgesogene Wasser beständig vermittelst 

 des Siphons durch das Wasser des Schwim- 

 mers ersetzt wird, wodurch der letztere, am 

 Gewicht verlierend, sich immer höher hebt 

 und uns die Möglichkeit gibt, mit Hülfe der 

 an seiner Röhre angebrachten Skala die Quan- 

 tität des durch die Pflanzen verdunsteten Was- 

 sers innerhalb eines gewissen Zeitraumes zu 

 bestimmen. Es versteht sich von selbst, dass 

 bei dieser Methode das Niveau des Wassers in 

 der Uförmigen Röhre sowohl, als auch im 

 Schwimmer, im Verlaufe des ganzen Ver- 

 suches dasselbe bleibt. 



Diesen Apparat 

 kann man (wie 

 ich dies bei mei- 

 nen Experimen- 

 ten gethan habe) 

 auch mit einer 

 Vorrichtung zum 

 automatischen 

 Anschreiben der 

 Quantität des ver- 

 dunsteten Was- 

 sers in Verbin- 

 dung setzen. Zu 

 diesem Zwecke 

 habe ich auf die 

 Röhre meines 

 Schwimmers 

 einen Korkring 



gesetzt und in denselben eine leichte gläserne 

 mit einem Gegengewicht versehene Nadel 

 angebracht. Diese Nadel ist, wie beistehende 

 Figur zeigt, umgebogen und zugespitzt. Sie 

 berührt die berusste Oberfläche einer rotiren- 

 den Trommel, welche sich in 24 Stunden ein- 

 mal um ihre Axe dreht. 



Mit Hülfe dieses Apparates hoffe ich nicht 

 blos die stündliche oder tägliche, sondern 



