tf u mera meteorologien utvecklats, och sedan denna vetenskap börjat studeras med 

 allt mera ifver, har äfven behofvet af fullständigare meteorologiska observationer börjat 

 göra sig gällande, än dem hvarmed man förr lät sig nöja. På vissa ställen, såsom t. ex. 

 vid universiteten i Upsala, Christiania och Helsingforss, har man derföre inrättat, hela 

 dygnet fortgående timobservationer, och har på detta sätt redan under flera år samlat 

 ett särdeles värderikt material af meteorologiska observationer af alla de slag, som hit- 

 tills i allmänhet varit brukliga, nemligen på luftens temperatur, fuktighetsgrad och 

 tryck, på vindens rigtning och hastighet, på nederbördens storlek o. s. v. 



Som emellertid timobservationer på detta sätt kunna utföras endast der för- 

 hållandena äro särdeles gynnsamma såsom vid ofvannämnda universitet, der en del af 

 de studerande åtagit sig dem, men äfven der icke kunna skötas utan betydlig upp- 

 offring af tid och arbetskraft, så har man redan länge varit betänkt på att söka göra 

 detta arbete genom instrumenter. 



För vissa af de ifrågavarande observationerna, t. ex. på vindens rigtning och 

 hastighet, erbjuder detta problem icke några särdeles svårigheter, och raan har äfven 

 redan åtskilliga registringsapparater för sådana observationer, af hvilka en del ganska 

 väl uppfjdla sitt ändamål. Bland dessa förtjenar särskildt nämnas den registrerings- 

 apparat för vindrigtningen, som begagnas på Upsala observatorium, och som tillfreds- 

 ställer alla rimliga fordringar. 



Då fråga är om barometer-, thermometer- och psychrometer-observationer blir 

 problemet deremot betydligt svårare, och för dess lösande hafva flera mer och mindre 

 praktiska förslag varit framställda och försökta med olika framgång, utan att någon af 

 de hittills offentliggjorda konstruktionerna ansetts lemna sådana resultat, att hon blifvit 

 mera allmänt antagen. Den på flera ställen i England brukliga methoden att fotografera 

 qvicksilfverpelaren i thermometern och barometern säges väl gifva en tillräcklig nog- 

 grannhet, men skall vara förenad med så mycket besvär och kostnad, att hon knappast 

 kan få någon vidsträcktare användning, åtminstone i sitt nuvarande skick. För baro- 

 meterobservationerna särskildt har man en större mångfald apparater, och för dem 

 förefaller problemet äfven lättare. Den s. k. vigtsbarometern bör kunna ge en ganska 

 tillförlitlig registrering. 



För registrering af thermometerobservationer har man begagnat dels vanliga qvick- 

 silfverthermometrar dels s. k. metallthermometrar. 



I det senare fallet sker registreringen temligen lätt, vare sig man till thermometer 

 begagnar en af två olika metaller sammanlagd spiralfjeder såsom Wild eller, såsom 



